76 SANTIAGO DE LA HUERTA 



que en vista de las redes coordinadas (y muy especialmente de la 

 red internacional i el registro de un terremoto debe disponerse de 

 modo que sea fácil el obtener copias fotográficas — pues éstas son 

 la única garantía de autenticidad. De ahi la adopción del regis- 

 tro fotográfico directo (sismógrafos de Milne), del crista! con bar- 

 niz fotográficamente sensible, etc. El uso de la placa de vidrio ahu- 

 mado tenía por objeto fijar el negro de humo y usarla directamen- 

 te como negativo — de ahí, el empleo cómodo con este fin, del regis- 

 tro de disco — cosa imposible en el registro cilindrico. Milne y otros 

 substituyeron el registro de cristal ahumado por el papel sensible, 

 que impuso el empleo de la luz como medio gráfico. En los aparatos 

 de Bosch se emplea el misino papel como negativo fotográfico, des- 

 pués de la fijación del uegro de humo, aprovechando su transluci- 

 dez. Las copias fotográficas del sismograma de México y del otro 

 (Láminas ni y iv) recogidos en la Estación del Colegio de Belén, 

 han sido obtenidas de este modo. (Véase el cuadro sinóptico K.) 



Un sismógrafo es, — para terminar, — un aparato delicadísimo; 

 de sensibilidad exquisita, ultrasensible y, por tanto, hay que anular 

 toda causa que tienda á disminuir esas cualidades indispensables. 

 Por eso el problema de su construcción práctica se ha complicado 

 con nuevos factores. Los rozamientos, inevitables, ha sido necesario 

 atenuarlos: el punto de apoyo, el de suspensión, el aparato regis- 

 trador en sus múltiples órganos, etc., cada uno de los cuales los 

 presentaba en más de un punto, han puesto á prueba la paciencia 

 y la sagacidad de los constructores y encierran prodigios de mecá- 

 nica destinados á anular ó, por lo menos, á atenuar dichos roza- 

 mientos. 



