- 31 - 



Dosage du calcaire actif dans les terres. — Gomme les autres 

 éléments terreux, le carbonate de chaux existe à des degrés de 

 finesse très différents. On peut admettre, avec M. de Mondesir, 

 que c'est le plus divisé qui joue le rôle le plus utile. Celui qui 

 existe en gros fragments, ne présentant qu'une surface restreinte, 

 reste à peu près inerte. On peut apprécier, par un moyen rapide, 

 la quantité de calcaire fin d'une terre, en considérant qu'en un 

 temps relativement court, des acides faibles agissent sur. le cal- 

 caire proportionnellement à la surface que présente ce dernier et 

 attaquent donc surtout le calcaire le plus fin. En mesurant 

 l'acide carbonique dégagé, on peut évaluer la teneur des terres en 

 calcaire actif. 



L'appareil de M. de Mondesir se compose d'un flacon tubulé 

 d'environ 600 cent, cubes. La tubulure inférieure porte, fixé au 

 moyen d'un bouchon, un tube manométrique constitué par un 

 tube de caoutchouc terminé par un tube de verre dont une extré- 

 mité est réunie à une petite poche en caoutchouc très flexible 

 placée à l'intérieur du flacon. 



Tarage de l'appareil. — Si l'appareil est neuf, il faut commencer 

 par le tarer. La poche de caoulchouc étant pleine d'eau sans trace 

 d'air, mais flasque et non distendue, de telle sorte que le niveau 

 vienne un peu au-dessus du coude du tube, on met dans le flacon 

 125 cent, cubes d'eau, on agite quelques secondes, on débouche le 

 flacon et le manomètre, et l'on amène le niveau de l'eau dans le 

 manomètre au niveau de l'eau dans le flacon, on marque avec un 

 anneau de caoutchouc le niveau de l'eau dans le tube manomé- 

 trique. On bouche le manomètre. 



On ajoute gr. 200 de carbonate de chaux pur et sec. Le flacon 

 étant refermé, on agite pendant une minute. On ajoute, ren- 

 fermé dans un petit cornet de papier à filtrer gr. 6 d'acide tar- 

 trique pulvérisé, on bouche immédiatement, on agite à plusieurs 

 reprises, ou soulève le tube manométrique, on le débouche, et 

 l'on amène le niveau de l'eau au point de repère. On lit la diffé- 

 rence de niveau lorsque la hauteur reste constante. La dénivella- 

 tion observée correspond à gr. 2 de calcaire. 



Dosage du calcaire dans la terre. — On introduit dans le flacon 

 la terre à essayer, en quantité d'autant moins grande qu'elle est 

 plus calcaire. On ajoute 125 centimètres cubes d'eau, on agite 

 pendant une minute, on amène comme précédemment le niveau 

 de l'eau dans le manomètre à celui de l'eau du flacon ; on marque 

 avec l'anneau de caoutchouc le niveau de l'eau dans le tube et 



