252 
dem 19. April und 26. Mai 1880 an dem Azimutalkreise eine Aenderung vor- 
genommen wurde, und zwar um das zu weit abgewichene Instrument näher in 
den Meridian zu bringen, so finden sich unter a eine Reihe ähnlicher grösserer 
negativer Werthe und eine Reihe kleinerer meist positiver. Diese Reihen, jede 
für sich betrachtet, gewähren also ein Bild über den Grad der Veränderlich- 
keit, welche unser auf keinem aparten Fundament, 5 Treppen hoch und etwa 
70 Fuss über der Strasse, auf einer Fensterkopfmauer aufgestelltes Instrument 
im Laufe der Zeit angenommen hat. An der Horizontallage sind selbstverständlich, 
um kleine Werthe von i zu erzielen, öfter Aenderungen vorgenommen worden. 
Ein Meridianzeichen in Form eines schachbrettartigen Brettes existirte früher 
an der im Süden gelegenen Th. Behrend’schen Oelmühle. Mit dem Umbau 
dieses Gebäudes verschwand diese Marke. Dagegen liess sich ein weiter gelegenes 
Haus mit Vortheil zur Einstellung in den Meridian, wie zur Beobachtung der 
Abweichung benutzen. Für die Orientirung dient auf der beigegebenen Tafel 
Fig. 1. die kleine Zeichnung des Grundrisses mit der Richtung des Meridians 
NS. Die dem Beobachter zugewandte Langseite AO des 2.66 geogr. Meilen 
entfernten Hauses in Thaershöhe, zum Gute Uhlkau gehörig, beträgt 13.68 Meter 
und ist gegen den Meridian unter dem Winkel NSO = 29°.3 geneigt. Indem 
geren Abend die weisse Kalkfläche von 2.4 Meter Höhe die auffallenden 
Sonnenstrahlen reflectirt, die Ostseite aber ausser Betracht fällt, erblickt man 
jene unter dem in Zeit durch 4°.67 ausgedrückten Winkel. Gewöhnlich wurde 
nun von der auch im gebrochenen Fernrohr. rechts erscheinenden Kante A aus 
nach Zehntel das Stück der als Einheit aufgefassten Projection WO geschätzt, 
welches der Meridianfaden in beiden Lagen des Instruments abschneidet. Auf 
diese Weise konnten meistens kurze Zeit vor Beginn der Sterndurchgangs- 
beobachtungen, an zwei Tagen nämlich den 26. Mai und 18. Juni 1880 sogar 
noch während derselben Daten sowohl über das Azimut als auch über den 
Collimationsfehler gewonnen werden. Haben nun auch diese Bestimmungen nicht 
die Schärfe, wie die durch die Beobachtungen der Sterne erhaltenen, ‘daher 
die letzteren allein zur Verwendung für die Zeitbestimmung gekommen sind, 
so gewähren sie doch eine Art von Controlle, insbesondere in Bezug auf 
eine mögliche Wandelbarkeit der Stellung des Instruments im Laufe der 
Beobachtungszeit. Die folgende Tabelle enthält in den Columnen Kreis O und 
W die von der Einheit abgeschätzten Theile, nach links oder O als positive 
aufgefasst; die Anführung der Hundertel ist begründet zum Theil in der Zu- 
sammenfassung von mehreren Bestimmungen, zum Theil in der Verwerthung 
von öfteren Beobachtungen in Abschnitten der Projection (im Betrage 
von 1°.45 und 3°%.22 an dem Hause), welche ein der Kante A näher zuge- 
legenes Fenster scheidet. Es folgen dann die Differenzen O—W und die 
hieraus durch Multiplication mit 4°.67 und Division durch 2 gebildeten Colli- 
Os: W 
2 
azimutale Werth a‘, diesem gegenüberstehend die aus dem Tableau II ent- 
nommenen Mittelwerthe a, dann die Grössen a’ + a und schliesslich die Ver- 
besserungen /Ä\ jeder dieser Grössen gegen das Mittel aus Allen. 
11 
mationsfehler c, ferner die Columne und der dieser Grösse gleiche 
