217 



nach dem Anzilndcn ganz ruhig brannte. Die Lampe war 

 an die stâdtische Zentrale angeschlossen, war aber mit 

 einem regulierenden Widerstand versehen, wodurcli ein 

 ruhiges und lange konstant bleibendes Licht erzielt wurde. 



Zum Schluss sei hier darauf hingewiesen, dass bei allen 

 diesen aiif verschiedene Weise erhaltenen Lichtquellen, 

 die Lichtfarbe ungefalir dieselbe blieb. Das mit dem Pho- 

 tometer durch das rote und durcli das grûne Glas ge- 

 messene Verhâltnis der Intensitâten, war im Grossen 

 und Ganzen dasselbe. 



Vorlaufig wird in der folgenden Untersuchung die Zu- 

 sammensetzung des Lichtes ausser Betracht gelassen 

 werden; nur sei nocii bemerkt, dass es von sehr grosser 

 Wichtigkeit ist, fiir eine Zusammensetzung zu sorgen, die 

 in allen Versuchen nahezu dieselbe ist. Nur dann kann 

 man mit einiger Sicherheit die Ergebnisse gegenseitig 

 vergleichen. 



Das Pliotometer. 



Mit einem von „het Nederlandsch Gasthuis voor Oog- 

 lijders" zur Verfûgung gestellten Weherschen Photomckr 

 wurde die Lichtstarke bestimmt. Mit diesem Instrument 

 war es môglich so genau zu arbeiten als fur dièse Ver- 

 suche angezeigt ist. Es ist bei derartigen Versuchen nôtig 

 beim Lichtmessen mindestens mit einem solchen System 

 zu arbeiten als dasjenige, worauf obengenanntes Photo- 

 meter beruht; bei den oft gebrauchten primitiven Photo- 

 metern wird man entschieden mit grôsserer Anstrengung 

 und demnach grôssern Fehlern arbeiten. Es ist ausserdem 

 ein grosser Vorteil, dass bei diesem Photometer von Weber 

 der Farbenunterschied zwischen Versuchs- und Verglei- 

 chungslampe nahezu ganz aufgehoben wird durch die 

 Kombination einer doppelten Wahrnehmung, je durch ein 

 rotes und durch ein grûnes Glas. Nicht nur das direkte 

 Lampenlicht, sondern auch die Lichtstarke an irgend einer 



