30 



dann nach Verwandlung in Winkelwerth e = 4' 51". Nach Einsatz dieses Wer- 

 thes für e in Gleichung (8) wird das betreffende k = . 15S39 werden. 



Es ist nun meine Aufgabe, anzugeben, auf welchem Wege überhaupt die 

 Data des Micrometers erlangt wurden. In Ermangelung eines Theodoliten, an 

 dem, wie es für derartige Beobachtungen wünschenswerth sein muss, noch einzelne 

 Secunden abgelesen werden können, sah ich mich genöthigt zu einem Arrange- 

 ment, von welchem die Taf. II eine perspectivisehe Darstellung giebt. Das Be- 

 obachtungsfernrohr mit 3*4 Fuss Brennweite von R am s den, welches ein Passage- 

 iustrument gewesen, wurde wie zu Passagebeobachtungen auf seinen Lagern zwischen 

 zwei verticale Balken angebracht, möglichst unabhängig von dem Fussboden. 

 Zwei andere nahe zusammen und ver ical gestellte Balken in der Nähe des Objec- 

 tives, wenn das Rohr auf die See und den Leuchtthurm gerichtet ist, dienen zur 

 Befestigung zweier auf einander gerichteter, verticaler Hülf'sfprnröhre. Das Üb- 

 jeetiv des Hauptrohres trägt einen kleinen die Mittel strahlen verdeckenden, zur 

 Gesichtslinic unter 45° geneigten Spiegel, mittelst dessen das Fadenkreuz oder die 

 Gesichtslinie des einen Hültsrohrcs mit dem Fadenkreuz des Hauptrohres zur 

 Coincidenz gebracht, und ebendasselbe mit dem anderen Hülfsrohr gemacht wer- 

 den kann, nachdem das Hauptrohr aus den Lagern gehoben und umgelegt ist. 

 Jedes der Hülfsfernrohre hat die Vorrichtung durch Schrauben u. dgl., um den 

 verticalen Stand zu berichtigen. Zunächst wird das o'ereRohr mittelst Beobach- 

 tung des im Nadir rellectirten Bildes des Fadenkreuzes richtig eingestellt; zum 

 künstlichen Horizont konnte ich nur Oel verwenden, da Quecksilber in der Höhe 

 der Beobachtun^sstation von nahe 70 Fuss über der Strasse schwer zur Ruhe 

 kam; nach Beseitigung des künstlichen Oelhorizontes wird dann das zweite Rohr 

 mit dem ersten durch seine Correctionsschrauben zur Deckung gebracht. Da der 

 Hülfsapparat in seiner Aufstellung, ohne berührt zu werden, verbleibt, so bedurfte 

 es häufig keiner Aenderung der Schrauben. Zur Berichtigung des Spiegels, eines 

 versilberten und der Projection wegen elliptisch geformten Glases, dienen drei 

 auf der Hinterseite an seiner Fassung angebrachte Schrauben. Das Mittel der in 

 beiden Lagen des Beobachtungsrohres gemessenen Abstände vom Horizont, welcher 

 der Deckung der Fäden au Hülfe- und Hauptrohr entspricht, ist frei von dem 

 aus ungenauer Spiegeln eisrung entstehenden Fehler, wenn man von der Biegung 

 absieht. L T m der Manipulation xu vielen Sehraubena an dem Micrometer, welche 

 bei jedesmaliger Umlegung des Instrumentes nothwendig würde, überhoben zusein, 

 sind zwei feste Horizontalfäden eingezogen, deren Abstand von einander durch den 

 beweglichen Faden gemessen aus den Ablesungen 



33 r Oi'.ö und 



24 99 .0 

 = 8 r li'.o oder = 9' 52".G hervorgeht. Die angeführten Nullpunkte der Able- 

 sung sind meist unverändert geblieben. 



Eine spezielle Untersuchung stellte indess einen beträchtlichen Biegungs- 

 fehler des auf der Fassung des Objectives befestigten Spiegels heraus. Von dem 

 schädlichen Einfluss dieses Fehlers sind die mitgetheilten Depressiönnbeobachtün- 

 gen befreit. Wie dieses geschehen und nach welchem vereinfachten Verfahren die 

 späteren, noch mitzutheilenden Beobachtungen angestellt wurden, soll jetzt beschrie- 



