102 



som så obetydligt skilja sig från de uti certifikatet angifua 

 koiTcktioneraa, att dessa skilnader ligga inom observations- 

 felens gränser. Barometerdosans böjd öfver Päjänes medel- 

 nivå är 76 sv. fot. Den befinner sig således 100,4 meter 

 öfver hafvet, då såsom bekant nivåskilnaden emellan Päjäne 

 och hafsytan i medeltal torde vara 262 sv. fot. Stationen i 

 Jyväskylä hade 1883 blifvit försedd med Adermans qvicksilf- 

 vertermometrar ,,1882 N:ris 28 & 50", och förseddes vid 

 mitt besök yttermera med termometrarna ,,1882 N:ris 7 (fe 8 

 samt med en termometerbur med ventilator. Alla fyra ter- 

 mometrarna angåfvo, nedsänkta uti vatten af omkring -\- 1 1 

 C, noggrant samma temperatur som komparationstermome- 

 tern. En anemometer af Hageman uppsattes af mig å sta- 

 tionen, och utom redan nämnda instrumenter, qvarlemnades 

 derstädes en nederbördsmätare, en hårhygrometer, en sprit- 

 termometer och en minimitermometer. Lektor Högman har 

 benäget ombestyrt inrättandet af en vindflagga, som tillåter 

 afläsandet af vindens rigtning å en invid fönstret rörlig 

 bleckcylinder. 



Barometern i Mariehamn undersöktes den 1 — 7 Aug, 

 vid lufttryck varierande emellan 757 — 772 millimeter. In- 

 strumentet är i godt skick, endast att dess instrumentalkol'- 

 rektion är nog stor, nemligen — 2,4 m. m. Emedan Fru 

 Kandolin, som verkställer observationerna i Mariehamn, de 

 första dagarne af September skulle öfverflytta till en ny lo- 

 kal, så förflyttades barometern under min dervaro till den 

 nya lokalen. Tvenne afvägningar utredde att barometerska 

 lans nollpunkt å den gamla lokalen befann sig 24,48 och å 

 den nya 23,84 sv. fot öfver en fixpunkt inhuggen i en berg- 

 klint invid stadens östra hamn eller den s. k. Slemmen. 

 Denna fixpunkt, som omgifves af det i berget likaledes in- 

 vuggna årtalet 1884, befanns den 6 Aug. kl. ^/^S e. m. va- 

 rh 0,53 sv. fot och dagen derpå kl. 7 e. m. 0,66 sv. fot öf- 

 aer hafsytan. Af Meteorologiska Centralanstaltens förråd af 

 termometrar hade för Mariehamns räkning utvalts ,,Aderman 

 1882 N:o 9,10 och 44", hvilka icke synas hafva någon märk- 

 bar instrumental korrektion. För öfrigt förseddes stationen 



