III. 

 Bestimmung des spezifischen Gewichtes. 



Von 



Dr. Martin Knudsen. 



r ür die Bestimmungen der spezifischen Gewichte wurde die Pyknometermethode gewählt, 

 und da sich die Bestimmungen am leichtesten bei ° ausführen lassen und bei dieser Temperatur 

 die grösste Genauigkeit zu erhalten ist, indem man sich vom Thermometer unabhängig macht, 

 wurde das spezifische Gewicht aller Wasserproben bei ° bestimmt. 



Es war gefordert, dass weiterhin die Ausdehnung des Meerwassers durch Wägung eines 

 ins Wasser versenkten Körpers bestimmt werden sollte. Wenn man mit Meerwasser von 

 bedeutendem Salzgehalte arbeitet, werden sich bei dieser Methode wegen der Verdunstung 

 leicht Fehler einschleichen können. Es war deshalb erwünscht, durch zwei Bestimmungen 

 des spezifischen Gewichtes bei verschiedenen Temperaturen die Ausdehnungskoeffizienten kon- 

 troUiren zu können. Ausser ° wurde als Temperatur, welche in der Hydrographie vielfach 

 angewandt wird, 17,5 " zu diesem Zwecke gewählt. Es stellte sich indessen heraus, dass es 

 unmöglich war, diese Temperatur zu benutzen, weil mehrere Bestimmungen im Sommer aus- 

 geführt werden mussten und es natürlich nothwendig war, die Temperatur so zu wählen, dass 

 sie auch dem Arbeitsraum gegeben werden konnte. Aus diesem Grunde wurde 25 ° gewählt, 

 und es zeigte sich, dass die Temperatur im Laufe des Sommers nur ein Mal höher stieg. 



Die Bestimmungen der spezifischen Gewichte bei ° und 25 ° wurden in einem Raum 

 des Erdgeschosses der polytechnischen Lehranstalt vorgenommen. Um die Waage fest aufstellen 

 zu können, wurden die Dielenbretter gerade über einem Pfeiler im Keller weggenommen und 

 der Tisch der Waage auf diesem Pfeiler, welcher mit Beton bis zur Höhe des Fussbodens auf- 

 gebaut wurde, aufgestellt. 



Sowohl aus Rücksicht auf die Wägungen, als auch um die Temperatur des Wasserbades 

 konstant zu halten, wurde im Zimmer ein automatischer Thermoregulator eingerichtet. Zur 

 Erwärmung wurden Gasöfen benutzt, und wenn die Temperatur etwa 25 ° erreichte, Hess ein 

 Chloräthylthermometer die Zuleitung des Gases zum Theil aufhören, sodass die Temperatur 

 wieder sinken konnte, bis das Thermometer aufs neue das Gas zuströmen Hess. Das Thermo- 

 meter wurde dicht an der Waage und dicht an dem Wasserbade aufgesteHt. 



