11 



Bestimmung des spezifischen Gewichts von Dr. M. Knudsen. 



133 



Fig. 1. 

 1/2 natürlicher Grösse. 



Die Pyknometer waren aus Jenaer Normalglas 59"' gemacht, und fassten ca. 60 ccm. 

 Der Pyknometerbehälter A (Fig. 1) war eine ü-förmig gebogene Röhre. Die Röhrenstiäcke BB 

 hatten einen inneren Querschnitt von 0"5 mm ^ und waren ca. 8 cm lang. 

 Sie waren mit Millimetertheilung versehen und konnten oben mit zu- 

 geschliffenen Hütchen dicht verschlossen werden. An der Rückseite jedes 

 einzelnen Rohrstückes wurde ein einzelner feiner Strich zur Benutzung bei 

 den Parallaxebestimmungen angebracht. 



Folgende Konstanten der Pyknometer wurden bestimmt : Das Gewicht 

 des leeren Pyknometers mit den Hütchen, der Rauminhalt der, Glasmasse, 

 der Rauminhalt des Pyknometerbehälters bis zu beiden Nullstrichen, die 

 Rauminhalte jedes Theilstriches von den Nullstrichen gerechnet, der Com- 

 pressibilitätskoefficient der Glasmasse, die Veränderungen des Rauminhaltes 

 des Pyknometerbehälters bei äusserem und innerem Druck, die Lage der 

 Parallaxenstriche an der Rückseite der Pyknometerröhren, und endlich der 

 thermische Ausdehnungskoefficient der Glasmasse für das Pyknometer, welches 

 für die Bestimmungen bei 25 ° benutzt werden sollte. 



Diese Konstanten wurden in gewöhnlicher Weise bestimmt ; so wurden 

 z. B. die Rauminhalte von den Nullstrichen zu jedem Theilstriche durch Bestimmung der 

 Theilungsfehler, durch Wägung mit Quecksilber und Kalibriren mit einem 1 cm langen Queck- 

 silberfaden ermittelt. 



Für die Temperaturbestimmungen wurde ein Stabthermometer von Jenaer Normalglas 59"' 

 verwendet. Die Skalentheile waren Zehntelgrade, gingen von ^5° bis zu 42'' und erstreckten 

 sich über 38 cm; es wurde vollständig untersucht, kalibrirt und mit einem alten Normal- 

 thermometer verglichen. 



Zu den Wägungen wurde eine Waage mit umtauschbaren Schalen benutzt. Der Zeiger 

 war mit einer Skala versehen, welche durch ein in der Vorderseite des Waagekastens fest an- 

 gebrachtes mit Fadenkreuz versehenes Mikroskop, zehnfach vergrössert, abgelesen werden konnte. 

 Die Wägungen wurden mit besonderen Vorsichtsmaassregeln ausgeführt, und es zeigte sich, 

 dass die Vergleichung der Gewichtsstücke mit einem mittleren Fehler von 0'0038 mgr durch- 

 geführt wurde. Um den schädlichen Einfluss des Auftriebes zu vermindern, wurden bei allen 

 Pyknometerwägungen besondere Tarirkörper verwendet, wodurch auch andere und sehr be- 

 deutende Vortheile erreicht wurden. Bei den Ablesungen des Thermometers und der Pykno- 

 meter wurde ein Ablesefernrohr mit Okularmikrometer verwendet. 



Die mit Wasser gefüllten Pyknometer standen 16 bis 18 Stunden in Bädern (Eis- und 

 Wasserbad), auf deren Einrichtung wir hier nicht näher eingehen können; dann wurde der 

 Stand des Wassers in den Pyknometerröhren abgelesen, die Temperatur bestimmt und die 

 Pyknometer gewogen. Eine Ablesung des Pyknometerstandes erforderte ungefähr 20 Minuten, 

 das Wägen 4 bis 6 Stunden. Hierbei waren viele Einzelheiten zu berücksichtigen, durch welche 

 die Genauigkeit der Methode bedingt ist, deren Besprechung aber hier zu weit führen würde. 



