144 Volumausdehnung des Seewassers von Dr. Carl Forch. 22 



Druckänderungen bestimmt, und zwar einmal, wenn das Glasgefäss nur Wasser, ein andermal, 

 wenn es ausserdem noch den Senkkörper enthielt. Man erhielt so die Volumänderung des 

 letzteren minus der Aenderung eines gleich grossen Volums Wasser und konnte daraus mit 

 hinreichender Genauigkeit den äusseren Druckkoeffizienten des Senkkörpers ableiten. 



In dem Glasgefäss bewirkte eine Druckzunahme von 1 mm Quecksilber, wenn es nur 

 mit Wasser gefüllt war, eine Volumzunahme von 0,054 mm^, wenn es ausserdem den rund 

 125 cm^ fassenden Senkkörper enthielt, eine solche von 0,093. Auf diesen allein kam also 



mm ^ mm 



eine Aenderung von 0,039 o— • Da ein gleiches Volum Wasser um 0,007 o— kom- 



° mm Mg ° mm ng 



primirt wird, beträgt der wahre Druckkoeffizient des Senkkörpers 0,046 „ . Es würde 



also eine im Verlauf eines Versuches auftretende Barometerschwankung von 2 mm das gemessene 

 Volum erst um °Vi25ooo falsch werden lassen. 



Nach Angabe des Verfertigers war der Senkkörper, als er geschlossen wurde, glühend; 

 man kann also annehmen, dass bei Zimmertemperatur in demselben noch ein Druck von Vs 

 bis V4 Atmosphäre herrscht. Es würde mithin bei der Erwärmung von ° auf 30 ° eine 

 Druckänderung von etwa 2 cm Quecksilber auftreten. Die Wärmeausdehnung des Hohlkörpers 

 muss also eine scheinbar grössere sein als die eines Vollkörpers wäre. Dieselbe wurde aus 

 der scheinbaren Ausdehnung von destillirtem Wasser, dessen spezifisches Gewicht mit dem 

 Senkkörper in der üblichen Weise gemessen wurde, berechnet. Als grundlegend wurden die 

 Werthe der Dichte des Wassers nach den Beobachtungen von Thiesen, Scheel und Dissel- 

 horst^) angenommen. 



Die Ausdehnung des Senkkörpers ergab sich für die folgenden bei der Berechnung der 

 Seewasserausdehnung gebrauchten Intervalle: 



von 0" bis 10° zu 26,3.10-« 

 „ 10° „ 20° „ 26,4 

 „ 20° „ 30" „ 26,5 



Die Werthe sind um ein weniges grösser und zeigen eine geringere Abhängigkeit von 

 der Temperatur, als sich nach den Beobachtungen von Fizeau-) an einer gleich zusammen- 

 gesetzten Legirung erwarten Hess. 



Das Thermometer. Das von Richter - Berlin gelieferte Thermometer aus Borosilikat- 

 glas 59 ■" war ein Stabthermometer mit einem Gefäss von 60 mm Länge und 4 mm Durch- 

 messer. Die mittlere Gradlänge betrug 8,107 mm. Es wurde bezüglich der Theilfehler auf 

 einer mit Mikroskop versehenen Längentheilmaschine untersucht und hierbei einmal die Ab- 

 stände der vollen 5 Grad-Striche von einander gemessen, zum anderen wurden noch sämmtliche 

 Striche, welche jemals bei den spezifischen Gewichtsbestimmungen überhaupt benutzt werden 



1) Wiedemanns Annalen der Physik und Chemie 60. 349. 1897. — Die geringen Aenderungen bei der definitiven 

 Berechnung der Werthe Icommen nicht in Betracht. Siehe : Wissenschafthche Abhandlungen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 

 zu Charlottenburg. Band III. Berlin 1900, bezw. Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie 25. 13. 1901. 



2) Comptes rendus hebd. de l'acad. d. sei. t. 62. 1101 und 1133. 1865, bezw. Poggendorfs Annalen der Physik und 

 Chemie 128. 579. 1866. 



