23 



Volumausdehnung des Seewassers von Dr. Carl Forch. 



145 



konnten, kontrollirt und zwar alle Striche von — 5,0° bis +0,6°; von +3,5° bis 5,6°; von 

 9,5° bis 10,6°: von 14,3° bis 15,7° etc. bis 35,6°. 



Zur Bestimmung des Kalibers wurden zwei getrennte Reihen, die eine zu Beginn, die 

 andere am Schluss der Messungen durchgeführt, welche eine völlige Uebereinstimmung ergaben. 

 Die Messung der Länge des abgetrennten Fadens geschah auf der oben erwähnten Theilmaschine. 

 Die eine Kalibration wurde mit einem Faden von etwa 5,4° Länge, die andere mit einem 

 solchen von 3,4° durchgeführt. 



Der Nullpunkt wurde öfters kontrollirt und eine geringe regelmässige Erhöhung desselben 

 entsprechend dem noch geringen Alter des Thermometers gefunden. Da das Thermometer nur 

 bis 36° geht, also eine direkte Bestimmung des Siedepunktes nicht erlaubt, wurde es bei 

 konstanter Zimmertemperatur (ca. 25°) mit einem Tonnelotschen Normalthermometer aus verre 

 dur verglichen, dessen Konstanten im Bureau international des poids et mesures zu Breteuil 

 mit einer Genauigkeit von Viooo° bestimmt waren. Die im Folgenden gegebenen Tem- 

 peraturen beziehen sich mithin auf die Skala des Wasserstoffthermometers. 



Das Seewasser befand sich in einem cylindrischen Glasgefäss von 7,5 cm Durchmesser 

 und 18,5 cm Höhe. Dasselbe war oben durch einen breiten Glasschliff, in dessen Decke 

 Rohrstutzen eingesetzt (geblasen) waren, verschlossen. Der eine derselben, — jener, durch 

 welchen der Aufhängedraht des Senkkörpers geführt war — sass centrisch, die andern zwischen 

 dem Mittelpunkt und dem Rande. Die letzteren dienten zur Aufnahme des Thermometers, 

 eines Mahlkeschen Fadenthermometers ^), zur Bestimmung der Korrektion des herausragenden 

 Fadens, des Rührers sowie einer kleinen Arretirvorrichtung für den Senkkörper. Die bei der 

 Füllung benutzten Stutzen wurden während der Beobachtung durch Korke verschlossen; über 

 die Thermometer war an der Stelle, an der sie in die Stutzen eingesteckt waren, ein Schlauch 

 übergeschoben zur Abdichtung, so dass eine Verdunstung nur an den Punkten möglich war, 

 wo eine solche sich nicht umgehen Hess. 



Dieses Gefäss sass in einem grossen doppelwandigen Dewarschen Gefäss, zwischen 

 beiden war Wasser als Bad und zwar so hoch, dass die Rohrstutzen noch etwa 1 bis 2 cm 

 von ihm bedeckt waren. Das Dewarsche Gefäss befand sich wiederum in einem grossen 

 rechtwinkeligen Holztrog, der etwa 20 Liter Wasser fasste. Derselbe hatte vorn eine Glaswand, 

 um die Uebersicht zu ermöglichen. In dem äusseren Gefäss wurde das Badwasser von passender 

 Temperatur gemischt und dann dem Dewarschen Gefäss durch eine kleine Pumpe oder un- 

 mittelbar durch Schöpfen zugeführt. 



Der Trog stand auf einer eisernen Grundplatte, die durch Kurbel und Trieb in der 

 Höhe bequem verstellt werden konnte, um behufs gründlichen Rührens den Senkkörper gegen 

 den Boden des Gefässes anlegen zu können, wobei er noch durch die erwähnte kleine 

 Arretirvorrichtung von oben gehalten wurde. Es war dies nöthig, weil ohne diese Vorsicht 

 der feine Aufhängedraht durch die beim Rühren unvermeidlichen Stösse des Senkkörpers 

 zerrissen wäre. 



cx 



1) Zeitschrift für Instrumentenkunde, Band 13; 58—62, 1893. 



Wissensch. Meeresuntersuchungen. K. Kommission Kiel. Bd. 6. 



