146 Volumausdehnung des Seewassers von Dr. Carl Forch. 24 



Die Verdunstung. Es hatte sich als unmöglich erwiesen, den Rohrstutzen, durch 

 welchen der Aufhängedraht ging, so eng zu wählen, dass eine merkliche Verdunstung über- 

 haupt nicht auftreten konnte, da bei engem Rohr der Draht stets an die Wände kam und dort 

 durch Kapillarität haftete. Es musste deshalb ein Rohr von 10 mm innerer Weite genommen 

 werden. Das Seewasser wurde aber stets nur so hoch eingefüllt, dass es etwa 5 cm unterhalb 

 des oberen Randes des Stutzens blieb. Um einen Ueberblick über die hierbei möglichen 

 Aenderungen im spezifischen Gewichte während der Dauer einer Beobachtungsreihe, die von 

 der ersten Wägung bei 0° bis zur letzten bei 30° immerhin 6 bis 7 Stunden erforderte, zu er- 

 halten, wurde die Verdunstung unter gleichen. Verhältnissen der verdunstenden Fläche und 

 gleicher Höhe des Rohres in einem 10 mm weiten Glasrohr gemessen. Es betrug bei 17,4° 

 und etwa 4° hygrometrischer Differenz die Verdunstung in einer Stunde 1,2 mgr bei destillirtem 

 Wasser. Mithin würden hochgegriffen bei 20° 2, bei 25° 3 und bei 30° 5 mgr Wasser in der 

 Stunde verdunsten; also, wenn das Seewasser je 1 Stunde bei jeder dieser 3 Temperaturen 

 geblieben wäre, im Ganzen 10 mgr verdunstet sein. Das Gefäss, in welchem die Ausdehnungs- 

 bestimmungen angestellt wurden, fasste 600 cm^ Seewasser, dessen spezifisches Gewicht den 

 Werth von 1,03 nie erreichte. Eine Verdunstung von 10 mgr würde also in unserm Falle das 



spezifische Gewicht um 7— — r^— =0,5.10^*^ vergrössern, ein Betrag, der, selbst wenn man 



600 — 0,01 



ihn verdoppelt, — da ja auch während des Rührens durch Herausziehen der benetzten Rührer- 

 stange eine Verdunstung eintrat, — gegenüber den möglichen Fehlern der Temperaturbestimmung 

 nicht in Betracht kommt. Es durfte mithin von einer Korrektion aus dieser Fehlerquelle ab- 

 gesehen werden. 



Da das Seewasser die von ihm absorbirten Gase langsam abgiebt und durch Blasen- 

 bildung am Senkkörper bei nicht gasfreiem Wasser Fehler zu befürchten waren, wurde jede 

 Probe, ehe sie in das zur Messung dienende Gefäss eingefüllt wurde, eine halbe bis dreiviertel 

 Stunde in einer dickwandigen Glasflasche an der Wasserluftpumpe evakuirt und stark geschüttelt. 

 Es wurde hierdurch auch ohne Erwärmung eine praktisch ausreichende Entgasung ' des See- 

 wassers bewirkt, so dass am Ende der Messreihen niemals Gasblasen am Senkkörper beobachtet 

 werden konnten. 



Der Gang der Beobachtungen war folgender: Nachdem der Apparat mit dem entgasten 

 Seewasser gefüllt und zusammengesetzt war, ward er durch eine schwache Kältemischung ein 

 wenig unter 0° abgekühlt und alsdann mit der Messung begonnen. Bei jeder der um etwa 

 5° von einander abstehenden Temperaturen (0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°) wurden 3 Gewichts- 

 bestimmungen und 6 Temperaturmessungen gemacht. (In einigen Ausnahmefällen wurde auch 

 noch bei einer bis zu 2,5° unter 0° liegenden Temperatur beobachtet. Vergl. die Tabelle.) 

 Da die Schwingungen der Waage infolge der Reibung des zur schwingenden Masse relativ 

 grossen Senkkörpers sehr stark gedämpft waren, wurden jedesmal 6 Umkehrpunkte abgelesen, 

 aus den Ablesungen 1 — 5 und 2 — 6 für sich in der üblichen Weise je eine Ruhelage abgeleitet 

 und diese beide zum Mittel vereinigt. Ergab sich hier eine Unregelmässigkeit, so wurde die 



