154 Berechnung der Hydrograph. Tabellen und Diskussion der Ergebnisse von Dr. Martin Knudsen. 32 



Zur Chlorbestimmung könnte man auch noch andere Methoden, als die in den Tabellen 

 geforderten, benutzen, und zwar Methoden, die vielleicht ebenso einfach und genau wie diese 

 sind. Aus Rücksicht auf die Einheitlichkeit der Arbeiten aber hielt ich es für geboten, nur 

 eine einzige Methode zu wählen. 



Bei Aräometermessungen kann man Aräometer verwenden, die bei 15" das spezifische 

 Gewicht, bezogen auf destillirtes Wasser von 4° oder 15'', direkt geben, oder Aräometer, die 

 für andere Temperaturen geaicht sind, oder auch solche, die aus einer anderen Glassorte als 

 Jenaer Glas 16'" hergestellt sind. Aus Rücksicht auf die Einheitlichkeit schien es mir auch in 

 diesem Falle richtig, nur ein bestimmtes Verfahren zu wählen und dann dafür die Tabellen so 

 ausführlich anzulegen, dass man daraus das spezifische Gewicht ohne irgend welche Rechnung 

 finden kann. 



Ausser zu diesen gewöhnlichen Bestimmungen des Salzgehaltes soll man aber die Tabellen 

 auch benutzen können, wenn man aus irgend einer ganz zuverlässigen Chlor- oder Dichtigkeits- 

 bestimmung den Salzgehalt besonders genau zu ermitteln wünscht. Durch eine Chlorbestimmung 

 ermittelt man dann den Salzgehalt mit Hilfe der Formel : S = 0'030 + 1 '8050 Cl, falls die vier 

 Zifferstellen der Tabelle nicht ausreichen sollten. Mittels einer Dichtigkeitsbestimmung lässt sich 

 das spezifische Gewicht bei verschiedenen Temperaturen, bezogen auf destillirtes Wasser von 

 verschiedenen Temperaturen, finden. Die Tabelle muss daher Mittel zur Reduktion dieser Beob- 

 achtungen auf bestimmte Temperaturen enthalten. Gewählt ist das spezifische Gewicht des 

 Seewassers bei 0°, bezogen auf destillirtes Wasser von 4"^. Mit Hilfe einer Formel findet man 

 alsdann den Salzgehalt aus dem spezifischen Gewicht, falls die vier Zifferstellen der Tabelle 

 nicht genügen sollten. 



Endlich wird man mit Hilfe dieser Tabellen die Dichte des Seewassers bei einer beliebigen 

 Temperatur leicht ermitteln können, wenn die Chlormenge oder der Salzgehalt oder das spe- 

 zifische Gewicht bei einer willkürlichen Temperatur gegeben ist. Zu diesem Zweck ist deshalb 

 eine besondere Tabelle berechnet worden (die Tabelle o-? als Funktion von o-,, und t). Will 

 man die Dichte mit der äussersten Genauigkeit ermitteln, so muss man jedoch eine Bestimmung 

 des spezifischen Gewichtes ausführen, und wünscht man das spezifische Gewicht mit der ganzen 

 Genauigkeit, die unsere Untersuchungen zulassen, zu reduziren, so bediene man sich der 

 Formel : 



at= 2t + {c, 0-1324) [l — ^^ + ß^ (<r„ — 0-1324)]. 



Um die Benutzung derselben zu erleichtern sind ~t, At und Bt in einer besonderen 

 Tabelle als Funktionen von / angeführt. 



1. Tabelle über Cl, S, a,. und ß,,,. 

 Der Salzgehalt 5 als Funktion der Chlormenge Cl. 



Von den gewöhnlichen Methoden zur Bestimmung des Salzgehaltes ist die Chlor- 

 bestimmung meiner Meinung nach diejenige, welche die genauesten Resultate liefert. Deshalb 

 ist in der Tabelle die Chlormenge Cl als Argument angenommen. Noch andere Erwägungen 

 haben auch zu dieser Wahl beigetragen; so die Rücksicht auf den Umfang und die Form der 



