55 Berechnung der Hydrograph. Tabellen und Diskussion der Ergebnisse von Dr. Martin Knudsen. 17( 



In ähnlicher Weise erhält man für Jenaer Glas 59'" (Borosilicatglas) 

 ;. 59'" = 10-« [17-039 + 0-00746 {( + 17-5)]. 

 Diese Werthe sind bei der Berechnung der Tabelle benutzt. 



Es ist denkbar, dass der Aräometerkörper durch variirenden inneren und äusseren Druck 

 Volumänderungen erleidet, die den Aräometerstand merklich beeinflussen können. Dieselben 

 rühren von Barometeränderungen, verschiedenen Höhen des Wassers über dem Aräometerkörper 

 und endlich dem der jeweiligen Temperatur entsprechenden Luftdrucke im Aräometer her. 

 Wenn man diesen Grössen ihre extremen Werthe giebt, erhält man eine Differenz des Druckes, 

 woraus man die Volumänderung des Aräometers berechnen kann, indem die allgemeinen Werthe 

 für die Aräometergrösse, die Dicke und den Elastizitätskoeffizienten des Glases in die Berechnung 

 eingeführt werden. Man findet jedoch, dass diese Volumänderungen für die Bestimmung des 

 spezifischen Gewichtes ohne praktische Bedeutung sind. 



5. Vergleichung mit früheren Tabellen. 



In dem Folgenden werde ich in aller Kürze darlegen, welche Aenderungen die hydro- 

 graphischen Konstanten und die aus ihnen ermittelten Resultate bei dem Uebergange von den 

 früher angewendeten ■ zu den neuen Tabellen erfahren. Die früher angewendeten Konstanten 

 sind indessen so verschieden und in so grosser Anzahl vorhanden, dass es uns zu weit führen 

 würde, sie alle in Betracht zu ziehen. Wir werden uns hier auf die in den letzten Jahren am 

 häufigsten verwendeten beschränken. 



Beziehung zwischen Salzgehalt und Chlormenge. 



Die folgende Tabelle giebt einige Chlorbestimmungen und die dazu gehörigen Be- 

 stimmungen des totalen Salzgehaltes S, durch direktes Eindampfen bestimmt, nebst den mittels 

 der Hydrographischen Tabellen aus den Chlormengen gefundenen Salzmengen. Die erste 

 Kolumne giebt den Namen desjenigen an, welcher die in den beiden nächsten Kolumnen an- 

 geführten Werthe für Cl und S in 'Voo gefunden hat. Tornöes Bestimmungen sind ent- 

 nommen aus: Den norske Nordhavs-Expedition 1876 — 78, Chemi. Christiania 1880. S. 57. 

 G. Forsberg vgl.: The Scottish Geographical Magazine for June 1894. A Review of Swedish 

 hydrographic research in the Baltic and the North seas by Otto Pettersson. S. 298. 

 Jacobsen, vgl. : Jahresbericht der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen 

 Meere in Kiel für das Jahr 1871. Berlin 1873. S. 54. F. L. Ekman vgl.: Kongl. Svenska 

 Vetenskaps Akademiens Handlingar Bd. 9 Nr. 4. Stockholm 1870. S. 13 — 14. Hambergvgl.: 

 Bihang til Kongl. Svenska Vetensk. Akademiens Handlingar Bd. 9 Nr. 16 Stockholm 1884 S. 10. 



Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die neueren hydrographischen Tabellen durchgängig 

 etwas niedrigere Werthe für die durch die Chlormenge bestimmte Salzmenge als die alten 



angeben. Für Wasser mit Salzgehalt 35-278 %o ist die Chlormenge 19.50 und der Chlor- 



S 0-030 

 koeffizient = ^ ^q.^ + 1-8050 = 1-8065, während letzterer für eine solche Wasserprobe am 



häufigsten gleich 1-809 oder noch höher gesetzt worden ist. Benutzt man 1-809, so giebt die 

 Chlormenge 19-50 6" = 35-276, also um 0-05 °/oo höher als unsre neuen Tabellen. Dieser 

 Unterschied ist indessen so gering, dass eine Korrektion der alten Beobachtungen nach den 



Wissensch. Meeresuntersuchungen. K. Kommission Kiel. Bd. 6. 23 



