36 



E. Ruppin, Die hydrographisch-chemischen Methoden. 



& 



m^: 



Fig. 1. 

 Wasserschöpfer geöffnet. 



Fig. 2. 

 Wasserschöpfer geschlossen. 



Fig. 1. a Hahn zum Herausschrauben. In das Loch wird 

 die Petterssonsche Schere mit Glasröhre 

 eingeführt, 

 c Hebel, der den Umkipprahmen aufrecht hält, läßt 



ihn los beim Zusammenklappen des Schöpfers. 

 d Hülsen mit Schrauben, um verschieden lange 



Thermometer benutzen zu können. 

 e Quetschhahn. 



f Feder an der Achse, bewirkt das Umkippen. 

 Fig. 2. b Haken, an dem der Oberteil des Wasserschöpfers 

 in offenem Zustande hängt. 





Fig. 3. 

 Aufhängung in Ansicht von vorn. 



Ich habe oben von der Schere nach Pettersson 

 gesprochen. Da dieses praktische Instrument meines 

 Wissens noch nicht beschrieben ist, obgleich es seit 

 langen Jahren von vielen Seiten benutzt wird, so will 

 ich gleich eine Beschreibung geben. Es besteht aus 

 zwei ineinandergesteckten Röhren, die am Ende durch 

 Scheiben verschlossen sind, die exzentrisch ein Loch 

 tragen. Bei zusammenfallenden Löchern steckt man 

 eine evakuierte Röhre hinein, so daß ihre Spitze am 

 andern Ende durch die Löcher herausragt. Dreht man 

 die eine Röhre der Schere um ihre Achse, so wird die 

 Spitze abgebrochen. 



Das Zuschmelzen der mit Wasser gefüllten 

 Röhren erfolgt über einer kleinen Spiritusgebläselampe. 

 Man erhitzt zunächst vorsichtig den mit Wasser ge- 

 füllten dünnen Teil der Glasröhre, der außen trocken 

 sein muß, bis sich ein Wasserdampfraum zwischen 

 zwei Wassersäulen gebildet hat; daß dabei das Wasser 

 etwas knackt und spritzt, stört nicht. Dann schmilzt man 

 im Dampfraum über der heißen Stichflamme ab. Die 

 zugeschmolzene Spitze halte man senkrecht nach oben, 

 bis das Wasser sich wieder darin kondensiert hat. Die 

 zunächst sichtbare Gasblase war Wasserdampf, der 

 sich, ohne eine Blase zu hinterlassen, kondensiert. Auf 

 diese Weise wird man nur selten Bruch des Glas- 

 rohres haben. 



Mit dem Schöpfen der Wasserprobe ist stets 

 eine Temperaturmessung verbunden. Zu diesem Ende 

 ist an den Gleitstangen des Wasserschöpfers ein Kipp- 

 rahmen für zwei Thermometer angebracht. Früher 

 beim Krümmeischen Wasserschöpfer befand sich das 

 Thermometer am mittleren Zylinder des Apparates. 

 Durch das auslösende Fallgewicht fielen Thermometer, 

 Mittelzylinder und Beschwerungsgewicht gleichzeitig, 

 und durch den starken Ruck gerieten die Kippthermo- 



