E. Ruppin, Die hydrographisch-chemischen Methoden. 37 



meter schnell in Unordnung. Jetzt haben sie nur noch das sanfte Umkehren im Rahmen auszuhallen, 

 was den Verbrauch an Thermometern erheblich herabgesetzt hat. Die Form der Rahmen ist ziemlich 

 gleichgültig. C. Richter in Berlin und A. Zwickert in Kiel liefern brauchbare Formen. Es empfiehlt 

 sich, ein Modell zu benutzen, bei dem das Umkippen durch eine Feder bewirkt wird. Man ist dann sicher, 

 daß, auch wenn der Strom den Apparat schräg stellt, das Umkippen auf alle Fälle erfolgt, während es 

 nicht immer eintritt, wenn der Rahmen infolge von unsymmetrischer Gewichtsanordnung umschlagen soll ; 

 auch muß der Rahmen für verschiedene Größen von Thermometern benutzbar sein, da sie nicht immer 

 von gleicher Länge ausfallen. 



Neben dem Thermometer zur Temperaturbestimmung sollte man stets ein offenes, nicht gegen Druck'-) 

 geschütztes verwenden. Die Differenz der beiden ist ein Maß für die Tiefe, in der der Apparat zusammen- 

 geklappt ist. Von Vorteil ist dies besonders, wenn man bei größeren Tiefen Propellerauslösung zum 

 Umkippen verwendet, weil man auf diese Weise stets erfahren kann, ob es an der richtigen Stelle ein- 

 getreten ist; ebenso dient die Differenz zur Bestimmung der Tiefe des Apparates, wenn der Draht infolge 

 von Wind oder Strom nicht senkrecht hing. Auch das Druckthermometer muß natürlich für die verschiedene 

 Temperatur in der Luft und im Wasser korrigiert werden; dafür muß man eine etwas andre Formel ver- 

 wenden als für das gewöhnliche Thermometer. Es sei T die am offenen Hauptthermomer, t, die am 

 zugehörigen Fadenkorrektionsthermometer abgelesene, t sei die wahre Temperatur des Wassers, v das auf 

 dem Thermometer angegebene Volumen in Graden, dann ist die wahre, durch Druck erhöhte Temperatur 



Tw = T + (T + v) (t — ti) (für Jenaer Glas 161"), 

 6300 

 die Tiefe, in der das Umkippen erfolgt, ist = k (T^ — t); die Konstante k wird von der physikalisch- 

 technischen Reichsanstalt ermittelt. Man muß berücksichtigen, daß 10 m Wassersäule nicht = 1 kg, sondern 

 ungefähr 1,025 kg sind, für größere Tiefen erhöht sich der Wert noch durch die Kompressibilität. Auch 

 scheint es, als ob der Wert k mit der Zeit erst seinen Grenzwert erreicht, er scheint im Anfang etwas zu 

 wachsen. Ich verfahre deshalb so, daß ich bei allen Messungen notiere, ob der Draht senkrecht gehangen 

 hat; aus den guten Messungen berechne ich dann den Wert k für die zeitlich benachbarten, bei denen 

 Wind und Strom ungünstig waren. 



Ein derartiges Instrument muß sich theoretisch in allen Tiefen verwenden lassen. Nach Vi olle. 

 Theoretische Physik, Bd. I, pg. 415, ist die Volumenabnahme bis fast zur Bruchgrenze proportional dem 

 Druck bei Glas. Die maximale Beanspruchung ist nach Bach, Elastizität und Festigkeit, 



k>p-^, 



hierbei ist k die Druckfestigkeit, die für Jenaer Glas 161II = 11290 kg pro Quadratzentimeter ist. Ich habe 

 die Dimensionen eines Thermometers ausgemessen; der äußere Durchmesser des Gefäßes war 7,4 mm, der 

 innere 5,8, die Wandstärke s also 0,8 mm, r = 3,7; setzen wir die Zahlen ein, so haben wir 



^ 11290- 0,8 „,,, , 



P < äV = 2^^^ ^s- 



Für den Fall, daß man die Gleichung für Widerstand gegen Schub benutzen muß, so erhält man immerhin 

 noch 1292 kg, ein Druck, der höher ist, als er irgendwo im Meere bekannt ist, und durch geringe Steigerung 

 der Wandstärke läßt sich die Widerstandskraft gegen Druck noch erheblich vermehren, allerdings nimmt dann 

 die Empfindlichkeit für den Druck ab. Doch macht dieses nichts aus, weil man für große Tiefen sowieso 

 eine geringere Empfindlichkeit braucht, da sonst das Thermometer zu lang ausfallen würde. Das obige 

 Thermometer hatte eine Empfindlichkeit, die einem Grad Unterschied für 100 m entsprach. 



Die Bestimmung des Salzgelialtes. 



Um den Salzgehalt einer Meerwasserprobe festzustellen, muß man sich indirekter Methoden bedienen, 

 da es ein direktes Verfahren dazu nicht gibt, ja nach Lage der Sache nicht geben kann, weil chemische 

 Veränderungen mit den Salzen beim Eindampfen vor sich gehen. Seesalz verliert nämlich beim Eintrocknen 

 Kohlensäure und Salzsäure. Die indirekten Methoden sind eine chemische und zwei physikalische. 



