112) O. Krümmel, Neue Beiträge zur Kenntniss des Aräometers. 6 
möglichst genau an die hierfür von Ostwald!) gegebene Anleitung hielt, also das Gewicht des 
abfallenden Tropfens bestimmte. Die Ergebnisse konnten jedoch nicht als befriedigend 
bezeichnet werden, schon aus dem einen Grunde, dass eine absolut schütterfreie Aufstellung des 
erforderlichen Apparats leider ausgeschlossen war. Aber auch die andern Fehlerquellen erwiesen 
sich als unkontrolirbar: weder die Temperatur des Tropfens konnte mit Sicherheit bestimmt, 
noch die Grösse der einzelnen Tropfen genau gleich gemacht, noch eine Verstärkung des Salz- 
gehalts durch Verdunstung verhindert, noch die Wägung mit der hierfür erforderlichen Genauigkeit 
(die Waage gab 0.1 Millieramm, während hier 0.01 erwünscht sind) durchgeführt werden. Aus 
einer längeren Reihe von Tropfengewichten von Nordseewasser (mit dem Salzgehalt — 34.9 
Promille) erhielt ich bei einer Zimmertemperatur von im Mittel 16.5° einen Mittelwerth von 
g — 30.9 mg; bei t — 18.1° von g= 30.5 mg. Eine dazwischen liegende Serie von Wägungen 
an destillirtem Wasser ergab bei #— 17.3° g — 30.1 mg. Bilden wir aus den beiden Nordsee- 
wasserreihen einen Mittelwerth, so erhalten wir £—= 17.3° und g = 30.7 mg. Nun ist die 
Kapillarkonstante für destillirtes Wasser nach G. Jäger's Formel bei = 17.3°, « — 74.00, 
folglich für das Nordseewasser bei derselben Temperatur nach den Tropfengewichten: 
30.7 
« — 74.00 301 — 7.9.90 
und die Differenz der beiden Konstanten 75.36— 74.00 — 1.56. Bei einem Versuch mit Ostsee- 
wasser (vom Salzgehalt — 12.97 Promille) ergab sich für die Temperatur von 15.5° das Tropfen- 
gewicht im Mittel zu 31,1 mg, bei destillittem Wasser derselben Temperatur zu 30,5 mg. Nach 
G. Jägers Formel ist für destillirtes Wasser bei 15.9% « —= 74.32, also für das untersuchte 
Östseewasser nach den Tropfengewichten: 
3l,l 
a — 74.32 305 m 
folglich um 1.46 höher als für destillirtes Wasser. Dies entspricht aber nicht der im Vergleich 
zum Nordseewasser sehr viel niedrigeren Salinität, wenn wir annehmen, was durchaus wahr- 
scheinlich ist), dass der Werth von « direkt dem Salzgehalt proportional wächst. Denn, falls 
wir die bei Nordseewasser erhaltene Bestimmung als maassgebend setzen, so müssen wir für 
das Ostseewasser nicht 1.46, sondern nur 0.58 zur Konstante « des destillirten Wassers hinzu- 
fügen; oder falls wir die Ostseereihe zu Grunde legen und extrapoliren wollen, so müsste der 
Ueberschuss für das Nordseewasser 3.93 und nicht 1.56, wie oben gefunden, betragen. Bei 
Fortsetzung der Versuche machten sich die oben angegebenen Bedenken geltend, und da sich 
die Abweichungen der einzelnen Tropfengewichte vom Mittelwerth häufig bis zu + 1.2 Milli- 
gramm steigerten, musste ich diese Methode, als für den vorliegenden Zweck nicht scharf genug, 
aufgeben und eine bessere suchen. Eine solche fand ich bei Gustav Jäger. 
Seine Methode beruht auf der Bildung von Luftblasen innerhalb einer Flüssigkeit und ist 
besonders fein durch das von ihm ausgebildete Differentialverfahren. Durch zwei Röhren von 
verschiedenem Lumen, von denen die eine sicher befestigt senkrecht nach unten in die Flüssigkeit 
hineinragt, während die andere mit einer Mikrometerschraube vertikal neben ihr verschoben 
werden kann, wird von demselben geschlossenen Behälter aus unter leichtem aber möglichst 
1) Hand- und Hilfsbuch S. 201. Die von J. Traube und C. Forch benutzte Modifikation dieser Methode habe ich damals 
noch nicht gekannt. 
