7 O. Krümmel, Neue Beiträge zur Kenntniss des Aräometers. 13 
konstantem Druck Luft hindurchgetrieben, die an dem eingetauchten Ende des einen oder des 
andern Rohrs in Blasen austritt. Man verschiebt nun das bewegliche Röhrchen solange, bis aus 
den Mündungen beider Röhren gleichzeitig Luftblasen austreten und misst dann mit der Mikro- 
meterschraube den senkrechten Abstand der beiden Röhrenmündungen von einander. Nennen 
wir diesen Höhenunterschied 7, so ist dann nach Jäger: 
10 
& vtB 
wo v das spezifische Volum (den reciproken Werth des spezifischen Gewichts cund £ zwei 
für jeden benutzten Apparat verschiedene Konstanten sind. Wenn man dasselbe Röhrenpaar 
nach einander in verschiedene Flüssigkeiten senkt, so erhält man so zuverlässige relative Werthe 
für die Kapillarkonstante, wie sie durch keine andre Methode gleich sicher und bequem zu 
gewährleisten sind. Hier ist man stets der Temperatur gewiss, die an der Stelle, wo sich die 
Blasen bilden, in der untersuchten Flüssigkeit herrscht. Ebenso ist es ganz leicht möglich, 
zwischen die einzelnen Beobachtungsreihen an Seewasser solche an destillirtem Wasser einzu- 
schalten, was ja für unsre Zwecke besonders erwünscht war. 
Ich bin nun meinem verehrten Kollegen und Freunde H. Ebert zu grossem Danke ver- 
pflichtet dafür, dass er mir Ende Januar und Anfang Februar 1897 nicht nur im physikalischen 
Institut der Universität die Apparate zur Verfügung stellte, sondern auch so liebenwürdig war, 
die erforderlichen Konstanten selbst zu bestimmen. Die von H. Ebert getroffene Anordnung 
war gegen die von G. Jäger angegebene in mancher Hinsicht verbessert. Statt des von diesem 
benutzten Gummiballs war ein an die städtische Wasserleitung angeschlossenes Gebläse vor- 
gesehen, dessen Luftdruck genau kontrolirt und regulirt werden konnte. Kleine Schwankungen 
im Luftstrom, die durch gelegentliches Nachlassen des Druckes der Wasserleitung auftraten, 
wurden dadurch gemildert, dass der Luftstrom durch eine starkwandige Glasflasche von drei 
Liter geleitet war, ehe er den Beobachtungsröhren zugeführt wurde; auch unmittelbar vor der 
Gabelung, die den Luftstrom in jede der beiden Röhren eintreten liess, war noch ein Manometer 
angebracht. Die Länge der Gummischläuche wurde in den Vorversuchen auf ein Minimum 
reduzirt, da sich elastische Nachwirkungen erkennbar machten. Solche traten dann auch sehr 
störend auf und unterbrachen, namentlich in den ersten Tagen, die Arbeit auf viele Minuten, 
sobald man das Gebläse etwa zu rasch angehen liess. Die Konstanten des Apparats waren an 
destillirtem Wasser und Aether bestimmt worden. Die Höhendifferenz der beiden Röhren- 
mündungen hat betragen: bei Wasser von 14.20° (spezifisches Gewicht s — 0.999) h — 46.19 mm; 
bei Aether von 14.28° (s, = 0.725) h, = 15.35 mm. Die Kapillarkonstanten wurden beim 
Wasser « — 74.80, beim Aether «, —= 18.75 gesetzt. 
Hieraus folgt zunächst 
h—h, 
— ee — (NO 
2 ah, —> ah 2 
Sodann noch | 
ge nn — 1.881. 
Diese Konstanten 8 und c sind abhängig von den Werthen, die für « und «, eingesetzt 
werden; und zwar erleiden sie dabei verhältnissmässig starke Veränderungen, wenn « und «, 
