317 
wurde in dem Rest der Stickstoff nach dem Vorgang Kjehldals 
bestimmt, um festzustellen, ob die Eiweißlösung während der Dia- 
lyse nicht Zerfall erlitten hat. Es wurden bloß Spuren von Stick- 
stoff gefunden. Die aus 500 eem Dialysat gewonnene Asche (0'034 gr) 
wurde wieder in reinem Wasser bis auf 500 eem aufgelöst und sodann 
der Gefrierpunkt der Lösung bestimmt, der allenfalls nicht über 
—0:003°C hinausging, so daß die erwähnte Gefrierpunkterniedrigung 
der Eiweißlösung, die 0:02°C betrug, zum großen Teile sehon auf 
das Eiweiß selbst zurückgeführt werden durfte. Ich gelangte also 
zur Überzeugung, daß die Dialyse für meinen Zweck genügte und 
ging an die eigentliche Untersuchung. 
Es wurde zweimal je 1 gr wasserfreies Chlornatrium !) mittels 
einer analytischen Wage mit einer Genauigkeit von +0:0005 gr?) 
abgewogen. 1 Gramm Chlornatrium wurde in einer Meßkolbe?®) in 
destilliertem Wasser bis zum Volumen von 100 cem aufgelöst. Das 
andere Gramm Chlornatrium wurde in der durch die Dialyse ge- 
wonnenen, oben genannten reinen Eiweißlösung gleichfalls bis zum 
Volumen von 100 cem aufgelöst. Auf diese Weise war die mole- 
kulare Konzentration des Chlornatriums in diesen beiden Lösun- 
gen genau die gleiche). Die Gefrierpunkte dieser beiden Lösungen 
wurden sodann mittels des Beekmann’schen Apparats unmittelbar 
hintereinander bestimmt. 
Als Küältemischung wurde darin ein Kryohydrat (Eis mit Ka- 
liumnitrat) verwendet. dessen Schmelzpunkt — 3°C betrug. Alle 
Bestimmungen wurden also stets unter den gleichen Bedingungen 
ausgeführt. Der Rührer des Apparats wurde automatisch durch 
einen Elektromagneten in Bewegung gesetzt. Als Nullpunkt wurde 
der Gefrierpunkt des destillierten, mehrmals gefrorenen Wassers an- 
1) Merck. Darmstadt. 
2) Ohne die hygroskopische Eigenschaft des Salzes wäre eine Genauigkeit 
von + 0'0001 erreichbar. Jedoch mit Rücksicht auf die von mir jedesmal be- 
obachtete Geschwindigkeit der Aufsaugung des Wassers durch das Salz, so wie 
auf die zum Abwägen nötige Zeit habe ich die Genauigkeit des Wägens in Wirk- 
lichkeit auf + 0'0005 abgeschätzt. 
?) Das Volumen der bei dieser Arbeit benutzten Meßkolben habe ich durch 
Abwägen von destilliertem Wasser geprüft. 
4) Das Wasser, welches ‚zur .Bereitung der Eiweißlösungen, der Salzlösun- 
gen, wie auch das zur Kontrolle des Nullpunktes des Kryoskops verwendete 
rührte von einem und demselben Vorrate destillierten und mehrmals gefrorenen 
Wassers her. 
