Ueber einen neuen Messapparat fUr photo- 

 graphische Plätten. 



Von 

 Anders Donner. 



(Vorgelegt am 22 März 1897). 



Um ein wiinschenswerthes Vorwärtsschreiten in den 

 IMessungen der photographischen Aufnahmen fiir den Stern- 

 catalog erreichen zu können, ist es hier, wie an einigen 

 anderen Sternwarten, nothwendig geworden, ein zweites In- 

 strument anzuschaffen, an welchem derartige Messungen aus- 

 gefiihrt werden könnten. Die Construction dieses Messappa- 

 rates konnte indessen bedeutend einfacher gehalten. werden 

 als diejenige des Apparates von Repsold. Der neue Appa- 

 rat brauchte nämlieh nur fiir Messungen binnen der Ma- 

 schen des auf der Platte abgedruckten Netzes eingerichtet 

 zu sein, da die Fehler des Netzes schon friiher durch Be- 

 stimmungen an dem fiir vielseitigere Messungs-Zwecke an- 

 geordnete Apparat von Repsold bereits festgestellt worden 

 waren. 



Es konnte somit der Kreis mit seinen Microscopen und 

 die Einrichtung zum vollständigen Drehen der Platte im Posi- 

 tionswinkel fortgelassen werden; ferner noch die feingetheil- 

 ten Lineale und die Kipp-Vorrichtung. Um die gebiiekte 

 Stellung des Beobachters zu vermeiden, haben wir noch 

 die Platte senkrecht gestelit. Dadurch fällt aueh der Beleuch- 

 tungsspiegel weg und der Beobachter sieht während der 

 Messung direkt durch die Platte gegen den Himmel am 

 Horizont. 



Es empfehlt sich dabei, das Fenster vorzudecken und 

 nur die Scheibe vor dem Apparat frei zu lassen, vor wel- 



