220 



öder weniger träge gemacht werden. Eine dritte Schraube 

 klemmt das Microscop fest. 



Das Microscop wird in einen Lagern durch vier Schrau- 

 ben festgehalten. Ausserdem sieht man auf der Photogra- 

 phie noch zwei Schrauben, von denen die eine das Ob- 

 jektiv bewegt, während dass die andere auf einen parallel 

 zur Gollimationslinie gehenden parallelipipedischen Stahl- 

 wulst wirkt und mit sammt einer dritten entgegenwirkenden 

 Schraube die Richtigstellung der Fäden ermöglicht. 



Die Steigung der Micrometerschraube ist 0.5"""; das 

 Feld um.fasst 24 Umdrehungen. Der Trommel hatlOOTheile 

 und die ganzen Umdrehungen werden an einem Zählerv^rerk 

 abgelesen. 



Unserer Messungsmelhode entsprechend ist das Micro- 

 scop einfach. NatiirKch steht jedoch nichts dem Austausch 

 desselben gegen ein Doppelmicroscop im Wege. 



SämmtUche Theile ausser dem Microscopkopf, die Cre- 

 malliere und Triebräder nebst einigen kleineren Theile sind 

 aus Stahl öder Gusstahl verfertigt. Die Arbeit ist sorg- 

 fältig ausgefiihrt und functionirt der Apparat zur vollen 

 Befriedigung. Der Preis ist 1650 finnische Mark (Francs) 

 gewesen. 



Die Gorrection fiir die periodischen Fehler der Schraube 

 hat folgende Form: 



U=u' -\- 0^.0 00 5 7 sin u — O^^.oooiås cos u 



Die Geradheit des GyUnders ist auch untersucht wor- 

 den unter Benutzung des stärkeren Microscops des Eep- 

 5oM'schen Messapparates, das in die Lager des neuen Appa- 

 rats hineinpasst und bei welchem 1^=0.10'"'" und die Ver- 

 grösserung 35 beträgt. Wir fanden dabei die in der zwei- 

 ten Golonne der folgenden Tafel enthaltenen Zahlen, welche 

 Gorrectionen der Microscopablesungen wegen der Ungerad- 

 heit des GyUnders enthält. 



Es zeigten sich indessen systematische Unterschiede, 

 je nachdem die Platte aufwärts öder abwärts gefiihrt wurde, 

 Die entsprechenden Gorrectionen sind in der dritten und 

 vierten Golonne enthalten. Jedenfalls riihrt dieser Unter- 



