251 



es raies telluriques et qui est autant que possible indépen- 

 dant des changements des conditions météorologiques. 



Le spectrophotométre. 



Cet appareil, que M. Ph. Pelliii, maison Jules Dubosq, 

 a construit pour nioi, en 1894, se compose d'un spectro- 

 scope ä vision directe avec un coUimateur (O) dont la fente 

 variable par la clef (S) recoit sur chacune de ses moitiés 

 un faisceau de lumiére. L"un, fourni par la lumiére ä étudier, 

 traverse robjectif O. L'autre, fourni par la source auxiliaire, 

 est réfléchi par le miroir (J7), traverse, s'il est nécessaire, les 

 quatre verres d"absorption neutre (.1), deux Nicols(X), dont 

 le premier est placé au centre d'uu cercle gradué (D) permet- 

 tant de mesurer sa rotation, et est enfin renvoyé par re- 

 flexion totale par un prisme sur la fente du spectroscope. 

 Dans eette position, les deux images des flammes sont verti- 

 cales et juxtaposées, la fente du spectroscope étant horizon- 

 tale, pour recevoir la lumiére émise par les deux images. — 

 Un prisme redresseur *), placé dans Taxe du collimateur entré 

 la fente et Tobjectif, permet cependant de placer le spectro- 

 scope dans la position ordinaire, c'est-ä-dire donnant deux 

 spectres horizontaux. Los deux spectres superposés sont étu- 

 diés par la lunette (L), que Ton peut déplacer dans le plan 

 horizontal au moyen d'une vis tangente, munie d'un tam- 

 bour (T) divisé en 100 parties. Le nombre des pas entiers 

 de vis parcourus est indiqué par une échelle (I) au-dessus 

 de rinstrument. 



Au foyer de Toculaire de la lunette sont deux lames 

 de laiton noirci (V). En réglant Fécartement de ces lames 

 on peut toujours se débarrasser de toute la lumiére étran- 

 gére aux radiations dont on veut comparer Pintensité. 



J'ai employé le spectrophotométre décrit ci-dessus pour 

 déterminer lesquelles des raies noires du spectre lumineux 

 sont telluriques et lesquelles d'origine solaire. 



*) Journal de Physique t. YIII p. 1872. 



