269 



omsorgsfullt afprofvadt och jämfördt med elt annat dylikt 

 instrument. 



För att möjliggöra anskafTandet af en duglig thermo- 

 graf, hade jag förslagsvis utvalt en jämförelsevis dyr sådan 

 af Negretti och Zambra. Densamma har dock på flora håll, 

 särskildt i Köpenhamn, visat sig med tiden blifva otilllör- 

 litlig och icke häller ha några andra enkla och bepröfvade 

 konstruktioner än den kända af Richard i Paris vunnit all- 

 männare bifall. Denna sistnämnda har dock af Fuess blif- 

 vit omändrad därhän att direkt jämförelse med kvicksilfver- 

 thermomi'ter i vätskekärl blir möjlig. Af detta instrument 

 har anstalten från Fuess emottagit tvänne eksemplar, en 

 större modell (N:o 90) och såsom reservinstrument en min- 

 dre modell (N:o 84), och båda hafva arbetat synnerligen väl. 



För registreringen af luftens fuktighet har valts Richards 

 kända hygrograf, hvilken likaledes uppfylt alla på den stälda 

 förväntningar. I förening med de dagliga terminsobserva- 

 tionerna å psykrometern bör delta instrument kunna mot- 

 svara de ringa anspråk, som tillsvidare kunna ställas på de 

 hygrometriska bestämningarna. 



Registreringen af vindens riktning och styrka skulle 

 enligt det första förslaget ske med den Sprung-Fuess'ska 

 anenjografen, som registrerar båda elementen på samma 

 rulle. Ehuru detta instrument är ett af de bästa i sitt slag, 

 lämnar det dock några viktiga önskningsmål ouppfylda. 

 Främst är det önskligt att få de båda elementen registre- 

 rade hvart för sig på det att icke registreringen af bägge 

 elementen måtte på en gång afstanna, om apparaten af 

 någon anledning kommer i olag. Vidare gifver anemogra- 

 fen endast 8 vindriktningar och vid svag vind endast 4 

 samt påkallar en synnerligen komplicerad mekanism för att 

 omändras till resp. 16 och 8 riktningar. Då anstalten hit- 

 tills observerat vindriktningen efter 16 sträck, syntes det 

 vara skäl att fortfarande bibehålla denna äfven af öfriga 

 centralobservatorier för det masta innehållna noggrannhet. 

 Med meteorologiska utskottets begifvande träffades därföre 

 följande anordning: 



