270 



Vindfanan utfördes å den Henrikssön'ska värkstaden 

 enligt en väsentligen ny konstruktion för 16 riktningar, som 

 af mig blifvit angifven och redan under en längre tid pröf- 

 vad i Uleåborg. Tillhörande registerapparat utfördes af meka- 

 nikern Falck-Rasmussen enligt mina anvisningar. Densamma 

 är likaledes af ny konstruktion samt tillåter, jämte konti- 

 nuerlig registrering, efter behag 1, 2 och 4 registreringar 

 i timmen. — Hvad sedan anemometern vidkommer, syntes 

 den komplicerade Fuess'ska konstruktionen för undvikande 

 af stående kontakter vara osäker i vårt klimat med stark 

 rimfrostbildning, hvarföre jag lät hos herr Falck-Rasmussen 

 förfärdiga en Robinsonsk anemometer med ny af mig ut- 

 tänkt kontaktförmedling. Såsom registrator härtill antogs 

 den del af den Sprung-Fuess'ska, som hänför sig till vind- 

 hastigheten allena. 



Redan nu har det blifvit faststäldt, att de nya instru- 

 menten väl motsvara sitt ändamål. 



Vidare har Fuess levererat en nederbördsregistrator 

 af den välkända Sprung-t\iess'ska modellen. Denna har 

 dock ej ännu kunnat pröfvas, då den är afsedd endast för 

 regn, icke för snö. 



Slutligen kommer jag till registreringen af de magne- 

 tiska elementen och af luftelektriciteten. Härtill valdes en 

 af Edelmann i Miinchen utförd och af Wild angifven kon- 

 struktion, hvilken erbjuder synnerliga fördelar, bland annat 

 därigenom att de registrerande instrumenten tillika kunna 

 direkt afläsas och att de internationelt faststälda koordi- 

 natvärdena hos kurvorna bekvämt kunna åstadkommas. 

 Dr Edelmann har utlofvat instrumenten till nästkommande 

 sommar. 



SanUliga instrument komma att framdeles beskrifvas, 

 sedan de någon längre tid varit i bruk. 



För öfrigt ha de instrumentala hjälpmedlen icke myc- 

 ket ökats under året. En akustisk anemometer af prof. 

 Sundeils konstruktion har förfärdigats af Falck-Rasmussen 

 närmast för att sätta magister Gederström i tillfälle att med 



