Sur un appareil å déterminer le point 100 des 
thermomeétres, 
Par 
G. Melander. 
Parmi les appareils construits dans le but d'exposer 
les thermométres å la température d'ébullition de rPFeau, 
celui de M. P. Chappuis!) est jusqu'ici le plus pratique et 
le plus complet. Cet appareil étant cependant un peu cher 
et peut-étre difficile å faire construire pour les institutions 
pas trop bien subventionnées, j'ai cherché å le modifier un 
peu, en conservant pourtant ses deux avantages essentiels 
sur les anciens appareils de cette espeéce. Dans mon appa- 
reil modifié, le thermométre est donc aussi soustrait a Plin- 
fluence directe de F'eau bouillante; il peutétre placé verti- 
calement et horizontalement pendant Pébullition de Feau, ce 
qui fournit un contröle des corrections de pression. Voici 
la description de Fappareil. 
Le thermométre T, suspendu par un fil å la tige mé- 
tallique K, traverse par frottement un bouchon de liege 
maintenu dans une douille. Cette douille ferme le tube å 
double circulation A, mais elle est indépendante du cou- 
vercle de celui-ci et retenue seulement par deux petites tiges 
métalliques passant sous une glissiere. Le thermométre est 
guidé par deux pieces GG" percées de trous et munies d'un 
petit entonnoir central, tenues å frottement dans TIFintérieur 
du tube. Les lectures se font avec une petite lunette L (voir 
1) Travaux et Mémoires du bureau international des poids et 
mesures Tome V: I:re Partie. Etude thermométriques par M. Ch. — 
Ed. Guillaume, p. 38—40 ou Traité pratique de la thermométrie de 
rpécision par Ch. Eid. Guillaume. Paris. Gauthier — Villars et Fils 1889. 
