Förslag till några förändringar i Hangö 

 limnigrafen 



af 



Alfred Petrelius. 



1» 



I den relation jag haft äran aflämna till Finska Veten- 

 skaps Societeten om limnigrafcns i Hangö användbarhet ^), 

 har jag framhållit att limnigrafkurvornas noggrannhet och 

 pålitlighet förminskas i hög grad genom följande två omstän- 

 digheter : 



1) De afläsningar som i början och slutet af veckan 

 göras för att erhålla värdet på kurvans första och sista or- 

 dinata, äro icke och kunna med den nuvarande anordningen 

 icke vara tillräckligt exakta; (utom det att afläsningarna 

 kunna innehålla centimeter eller andra större fel). 



2) Kurvans utseende. är sådant, att det är omöjligt att 

 erhålla exakta bestämda värden på ordinator; ej heller kan 

 man af samma orsak vid beräkning af medelvattenståndet 

 med planimeterns farstift följa kurvan, utan kurv-bandet 

 måste efter ögonmått halfveras, hvilket naturligtvis ger an- 

 ledning till oundvikliga fel. 



Orsaken till den förstnämda bristfälligheten är föl- 

 jande. Afläsningarna göras med tillhjälp af en omålad, in- 

 delad pegelstång af trä, hvilken sänkes till ett bestämdt djup 

 i limnigraf brunnen, där flötet simmar; den fuktiga vatten- 

 randens läge atläses och antecknas. Onoggranheten kommer 

 däraf, att den fuktiga vattenranden bildar en sick-sack linie, 



') Se prot. för F. Vet.-Soc:s. sammanträde för den 21 januari 

 1895. (Öfversigt af F. Vet.-Soc:s. förhandlingar XXXVII, 1894—1895). 



