214 



blifva dock behäftade med fel som komma af vågsvallet och 

 dyningen; ^) mätningarna göras därför lämpligen i ett i mi- 

 dre ändan tillslutet metallrör, hvari vattenståndet kommu- 

 nicerar med hafvet genom en liten öppning, hvars storlek be- 

 räknas enligt de i art. J 2, 13 o. 16 framstälda grunderna, så att 

 icke endast vågsvallet utan äfven dyningens mest störande 

 vågor utestängas; utströmningskoefficienten kan erhållas ur 

 tabellen i art. 15. Röret får icke hafva altför liten genom- 

 skärningsyta. Om vi antaga t. ex. att det cirkelrunda rö- 

 rets inre diameter är 15 cm, och 9 minuters dyningen skall 



reduceras till — , såsom i art. 12, så bör öppningen hafva 



en diameter af ungefär 1,2 mm. 



När pegelstången sänkes i röret kommer vattnet att 

 stiga och man afläser ett för högt vattenstånd. Korrektio- 

 nen för vattnets stigning erhålles på följande sätt. Vi be- 

 teckna med: 



R den inre genomskärnings- eller vattenytan 



i röret 

 s storleken af pegelstångens genomskärningsyla 

 I längden af den del af stången, som ned- 



sänkes i vattnet, och som följakligen af- 



läses 

 y vattenytans stigning. 



När stången kommer i vattnet så tränger den undan 

 vattenvolymen si; hvilken fördelad i röret på ytan R—s 

 åstadkommer förhöjningen 



_ sZ_ 

 ^ ~~ R— s ' 



För att få det riktiga vattenståndet bör man subtra- 

 hera y från 1. Denna korrektion tages direkt med i alläs- 

 ningen I om man förstorar skalan i förhållandet 



') Dessa fel kunna vara ganska stora; af limnigrafkurvorna 

 har jag funnit att vattenståndet ibland förändrats med 30 cm inom lop- 

 pet af 10 minuter i följd af en slags vågrörelse. 



