215 



^-k 



= (' + E^)^^ 



ty då blir 



'-^='-R4, = K>-ä^)=r7^7 



1 + 



R—s 



Om t. ex. vi antaga att observationerna göras i ett rör 

 med 15 cm diameter, så är R = 17671 mm^; om vidare 

 stången består af elt ihåligt, draget metallrör af rektangu- 

 lär genomskärning med 10 och 20 mm yttre dimensioner 

 och 0,5 mm godstjocklek, så är s = 29 mm'-^, och skalan 

 bör förstoras i förhållandet 



Om man väljer en massiv trästång i stället för ett ihåligt 

 metallrör, så blir korrektionen ganska betydlig. Om t. ex. 

 stången skulle vara fyrkantig med 20 mm sida, så blir s = 

 400 mm^ ; om vidare denna stång sänkes 1,5 m i vattnet, 

 så få vi 



400-1500 



^ = T767-r-:r4Öö"^"^=-^^''"^"^- 



För att strax erhålla en afläsning korrigerad för vattnets 

 stigning bör skalan förstoras i förhållandet 



l\ , 400 \ , , 



(^ + T727l)^^ = ^'«^^^^^^ 



den nominella metern på pegelstången bör i värkligheten 

 vara 1023,i6 millimeter. Då stiften, hvilken fasthålla papp- 

 ret fästas på pegelstången bör man taga hänsyn till skalans 

 förstoring. Vid evaluerandet af värdet på den svärtade vat- 

 tenrandens afstånd från de närmaste stiften, kan man be- 

 tjäna sig af en på ofvanbeskrifna sätt delad skala hvilken 



