218 



ven om randen af någon anledning icke blefve fullt skarp, 

 så är dock felet i alla fall högst obetydligt. Däremot blifva 

 med den nuvaraede inrättningen afläsningarna osäkra såväl 

 genom de i art. 1 och slutet af art. 2 påpekade omständig- 

 heterna, som äfven därigenom att den grofva och i ändan 

 trubbiga pegelstångens sänkning i brunnen förorsakar en 

 svallning hos vattnet, hvarigenom vågorna markera vatten- 

 ståndet för högt; då yttermera vätan breder ut sig längs 

 träet, så äro alla med den nuvarande pegeln aflästa vatten- 

 stånd för höga ^). 



Såsom det framgår af det föregående har förträng- 

 ningen i röret ett dubbelt ändamål, nämligen att utestänga 

 de mest störande dyningsvågorna och därigenom göra lim- 

 nigrafkurvan till en ren och tydlig linie, som tillåter exakta 

 mätningar, samt att därjämte förhindra rörets tilltäppning. 

 Öppningens dimensioner böra väljas med hänsyn till båda 

 dessa ändamål. Såsom det redan framhållits i art. 12 bör 

 dyningen med 9 min. svängningstid icke lämna nämvärda spår 

 efter sig; hvaremot dyningen med 45 min. period blir .syn- 

 lig, ehuru starkt reducerad. Detta är ett godt kriterium öf- 

 ver att ledningen är i behörigt skick. Om 9 min. dyningen 

 är mycket synbar läker brunnen otillbörligt mycket; om 

 åter 45 minuters dyningen icke är synlig efter en storm så 

 har man att befara en tilltäppning af röret eller något an- 



^) I samband härmed (dock icke som något bevis) må anföras 

 följande. För att få en om ock grof kontroll öfver precisionsnivelle- 

 mentet mellan Helsingfors och Hangö, har jag jämfört vattenståndet 

 på de båda orterna under en tid af 10 veckor mellan den 23 juni och 

 8 september 1892. Vattenståndet i Hangö beräknades ur limnigraf- 

 kurvorna medelst en Coradis kugelrollplanimeter. Det mot hvarje lim- 

 nigrafark svarande vattenståndet i Helsingfors erhölls ur de två gån- 

 ger om dagen anstälda observationerna i södra hamnen. Efter beliö- 

 riga reduktioner erhöllos härigenom inalles tio par komparationsvärden. 

 Under ofvannämda period var vattenståndet i Hangö i medeltal 13 mm 

 högre än i Helsinfors. De extrema differenserna mellan vecko-medeltalen 

 äro -f 40 och — 13 mm. På teoretiska grunder kunde man vänta att 

 vattenståndet i Hangö stode litet lägre än i H:fors. Sannolika felet för 

 precisionsnivellementet på sträckan H:fors — Elangö är +0,8 mm pro 

 kilometer, eller på hela sträckan (211 km) + 12 millimeter. 



