9 



beobachtete ich Cirkumpolarsterue bis 10 Grad, ja bis 20 Grad Poldistanz^ und iu solchen 

 Fällen wird mau das Azimuth und meistens auch den Kollimatiosfehler am besten aus allen 

 Beobachtuugeu nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnen. Am vortheilhaftesteu 

 macht man mit solchem Instrument Zeitbestimmungen, wenn man gleich viel Zenithsterne, 

 die ja in diesen Breiten dem Aequator nahe stehen, vor und nach dem Umlegen beim Polar- 

 stern beobachtet, weil dann Azimuth und Kollimationsfehler fast ganz herausfallen, und die Zeit- 

 bestimmung nicht auf zu lange Zeit ausdehnt, weil man die Veränderung des Kollimations- 

 fehlers niclit leicht genügend kontrolliien kann. 



In dieser Weise wurden auch die Zeitbestimmungen, die zur telegraphischeu Längen- 

 bestimmung mit Washington gebraucht wurden, gemacht, jedoch wurden liierbei die Fuuda- 

 mentalsterne der American Ephemeris angewandt. Ich wählte diese, weil dieselben auch in 

 Washington beobachtet wurden. In Washington wurden die Zeitsterne auf dem Chrono- 

 graphen registrirt, ich beobachtete dagegen mit Auge und Ohr nach einem Sternzeitchrono- 

 meter und verglich am Anfang und Ende der Zeitbestimmung denselben mit der Pendeluhr. 

 An den sechs Längenbestimmungsabcndeu machte ich in Äiken vom Einbruch der Dämmerung 

 bis gegen 7 Uhr und gleichzeitig Herr Skinner in Washington eine Zeitbestimmung. Dann 

 begab ich mich mit den Chronometern zu dem 1000 Schrit entfernten Telegraphenamt, wo 

 dieselben durch telegrajihische Signale mit der Washingtoner Sternwarte verglichen wurden. 

 Hierauf wurde etwa von 8 bis 10 Uhr eine zweite Zeitbestimmung auf beiden Stationen 

 gemacht. Auf der Piückreise bestimmte ich am 26. Dezember in Washington meine per- 

 sönliche Gleichung mit Herrn Skinner, indem ich mein Passageinstrument in Washington 

 aufstellte, und indem wir ganz iu derselben Weise beobachteten wie bei Längenbestimmungen. 



Die Moudkulminationen wurden auch zum Zwecke der Vergleichung mit den südlichen 

 Stationen und zwar mit di'ra Pnssageinstniment und gleichzeitig mit dorn ünivcrsalinstrunient 

 beobachtet. Letzteres wurde von Dr. Kobold benutzt uud blieb während der ganzen Zeit, iu 

 der Moudkulminationen sichtbar waren, im Meridian festgeklemmt. Es wurde ganz wie ein 

 Meridianinstrument behandelt und die Aufstellungskonstanteu nach der üblichen Weise bestimmt. 



Um die Zeiten des Neumondes dagegen wurden mit diesem Instrument Bestimmungen 

 der Polhöhe gemacht. Zu diesem Zwecke wurden Sternpaare ausgewählt, von denen der 

 eine Stern nahe beim Pol, also nördlich vom Zenith, der andere Stern bis auf wenige 

 Minuten eben so weit südlich vom Zenith kulminirte. Jeder Stern wurde in möglichster 

 Nähe des Meridians zweimal in Höhe eingestellt und jedesmal die Mikroskope des Höheu- 

 kreises und das Höhennivean abgelesen; dann wurde das Fernrohr durchgeschlagen und der 

 Stern wieder zweimal eingestellt. Auf diese Weise heben sich bei jedem Sternpaare die 

 Biegung des Kreises, die Fehler der Refraktion, die systematischen Theilungsfehler vollständig 

 fort und, wenn die Sterne so nahe waren, dass derselbe Strich abgelesen wurde, auch die 

 zufälligen Theilungsfehler. Auch wurde nach einer Anzahl von Breitenbestimmungen der 

 Höhenkreis auf seiner Achse gedreht, so dass andere Theilstriche zur Anwendung kamen. 

 Der Run der Mikroskope wurde besonders bestimmt und die Sternhöhen auf den Meridian 

 reduzirt, da bei jeder Beobachtung der Chronometer abgelesen und daher die Zwischenzeit 

 bis zur Kulmination bekannt war. Auch die zur Breitenbestimmung benutzten Sterne wurden 

 aus dem Verzeichniss der scheinbaren Oerter der astronomischen Gesellschaft gewählt. 



Die wichtigsten Beobachtungen waren die Heliometerbeobachtuugen. Wie bei allen 

 kam es auch bei diesen hauptsächlich darauf an, die Konstanten des Instruments zu be- 

 stimmen und alle diejenigen Hilfsbeobachtungen zu machen, welche den Zustand des 

 Instruments auf der Station kontrolliren und etwaigen späteren Einwendungen nachträglich 



b 



