10 



vermutheter Fehler begegnen konnten. Ausserdem wurden die Beobachtungen möglichst so 

 augestellt, dass die Instrumentalfeliler sich möglichst aufheben mutsten. Um den Skalen- 

 werth zu bestimmen, wurden die Abstände einer Reihe hinter einander liegender Sterne 

 von einander im Cygnus und in der Hydra, welche zu diesem Zweck ausgewählt und genau 

 bestimmt waren, gemessen. Eine solche Heliometermessung besteht immer aus vier Ein- 

 stellungen, indem die Schieber bei der ersten Einstellung in einem Sinne, bei der zweiten 

 im entgegengesetzten Sinne bewegt wurden, dann die Objectivhälften durch Üurchschrauben 

 vertauscht wurden und wieder so zwei Einstellungen gemacht wurden. Die Skalen wurden 

 jedesmal mit einem Mikroskop abgelesen, welches zwei Fadenpaare enthielt, die durch eine 

 Mikrometerschraube zugleich bewegt wurden. Nach jeder Heliometereinstellung wurde der 

 vorhergehende und nachfolgende Strich auf jeder Skale mit beiden Fadenpaaren abgelesen. 

 Da die Fadenpaare grade l'/i Schraubenumdrehungen von einander entfernt waren, so wurden 

 hierdurch die hauptsächlichsten Glieder der periodischen Schraubenfehler eliminirt. Nur 

 bei den später zu erwähnenden Durchgangsbeobachtungen des 6. Dezember wurde, um Zeit 

 zu sparen, nur ein Fadenpaar angewandt und daher die periodischen Fehler der Schraube 

 einige Tage darauf besonders bestimmt. Der Run der Mikrometerschraube wurde von 

 beiden Beobachtern zu verschiedenen Malen und mit ihm gleichzeitig die Theilungsfehler 

 der Skalen bestimmt. Da für grosse Distanzen die Okularstelluug von besonderer Wichtigkeit 

 ist, so wurde dieselbe häufig durch Fokussiren auf enge, schwer trennbare Doppelsterne 

 bestimmt, und dabei, wie bei jeder Heliometermessung, das Metallthermometer am Objektiv 

 abgelesen und so die Normalokularstellung für jeden Beobachter als Funktion der Temperatur 

 ermittelt Da man indessen annehmen muss, dass bei Sonnenbeobachtungen, wo das Fernrohr 

 wiederholt kürzere Zeit den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, andere Veihältnisse obwalten, 

 so musste hier die Normalokularstellung besonders empirisch ermittelt werden. Hierzu diente 

 der Ivollimator des Heliometers. Mit diesem Fernrohr wurde einerseits ebenfalls auf Doppel- 

 sterne fükussirt, indem das Fadeunetz erst in den Fokus des Okulars gebracht und dann 

 mit diesem zugleich so verschoben wurde, dass es in den Fokus des Objektivs kam. Auf 

 diese Weise wurde die richtige Fokalstellung des Fadennetzes für die verschiedenen Tempe- 

 raturen ermittelt. Andererseits wurde bei Sonnenbeobachtungen mit dem Heliometer auf 

 das Fadenkreuz des Kollimators fokussirt, dessen Objektiv dem Heliometerobjektiv nun 

 gegenüber stand. Dieses Auskunftsmittel erschien nöthig, weil man am Tage bei den 

 Sonnenbeobachtungen nicht auf Doppelsterne fokussiren konnte und doch eine Kontrole des 

 Einflusses der Bestrahlung auf die Fokallänge haben musste. Der Sonnendurchmesser wurde, 

 wenn es das Wetter erlaubte, täglich von jedem Astronomen viermal in vier verschiedenen 

 Richtungen und beiden Lagen der Achse gemessen. Die parallaktische Aufstellung des 

 Heliometers wurde durch Beobachtung des Polarsterns und eines Aequatorsterns im Meridian 

 in der üblichen Weise einige Male bestimmt Der Indexfehler des Positionskreises wurde 

 nach der Bessel'schen Methode mittels des Kollimators vor und nach dem Durchgange er- 

 mittelt. Da beim Durchgange, um Zeit zu sparen, nur ein Nonius des Positionskreises ein- 

 gestellt und abgelesen wurde, so ermittelten wir gleich nach dem Durchgange den Unter- 

 schied beider Nonien für das Gebiet der benutzten Positionswinkel. Zur Ermittelung des 

 kleinsten Abstandes der optischen Mittelpunkte der Objektivhälften beobachteten wir künst- 

 liche Doppelsterne, das heisst eine durchlöcherte Eiseuplatte in lOO Schritt Entfernung auf- 

 gestellt und von hinten durch Spiegel beleuchtet. Dr. Kobold beobachtete dasselbe künst- 

 liche Doppelsternpaar bei verschiedenen Temperaturen und ich in verschiedenen Positions- 

 winkeln, von denen je einer immer einen viertel rechten Winkel grösser war als der vorher- 



