MÉDICO NACIONAL. 73 



se adapta éste al aparato y se observa que por la herida sale el líquido nu- 

 tritivo, dando por resultado la pérdida del experimento. 



6^ La introducción accidental del aire al aparato. Puede suceder que en 

 las diversas operaciones de abrir y cerrar llaves para establecer la circulación 

 ó bien 2)or otra causa cualquiera, se introduzca alguna ó algunas burbujas de 

 aire por los ajustes; con tal accidente, que por cierto no es raro, hemos obser- 

 vado que un corazón que al principio se encontraba en las mejores condicio- 

 nes, de pronto cesa de latir ó la energía de sus latidos no es bastante para 

 hacer variar la varilla del manómetro ni mucho menos la aguja inscriptora. 



7^ La distensión exagerada de las cavidades cardíacas. Si las llaves que 

 comunican el corazón con el recipiente que contiene el líquido nutritivo se 

 abren rápida y completamente, pasa una cantidad de líquido superior á la 

 que pueden contener las cavidades cardíacas, el órgano se dilata y sus movi- 

 mientos se paralizan, es, pues, necesario abrir poco á poco estas llaves y tener 

 cuidado de no mover la del recipiente hasta que se haya abierto la que da 

 salida al líquido al exterior. 



8^ Irregularidad en los movimientos de la aguja del manómetro. Sucede 

 algunas veces que los movimientos del corazón se^verifican con energía y re- 

 gularidad, y sin embargo no son percibidos en la aguja del manómetro, en 

 tales circunstancias hemos encontrado que la varilla metálica corre por las 

 carretillas, no desliza entre ellas, sea por oxidación de alguno de sus puntos, 

 ó porque el frotamiento es demasiado y no puede vencerse por la elevación 

 de la columna de mercurio. En tales circunstancias, fácil es el remedio, lim- 

 piar la varilla. 



9^ Y por último, causas hay que no dependen del operador ni del aparato 

 y que nosotros llamamos fisiológicas porque las hemos encontrado en algunos 

 animales; que bien sea por su permanencia prolongada en el estanque ó por 

 otros motivos, su corazón no se presta para esta clase de experimentación. 

 Esto nos indica que se deben elegir ranas vigorosas, ágiles y que no hayan 

 sido aprisionadas con muchos días de anticipación á la experiencia. 



Siguiendo la técnica aconsejada por Frederick y teniendo en cuenta los 

 detalles que acabo de exponer, es seguro el éxito de la experimentación fisio- 

 lógica con el aparato de Kronecker para el estudio de la circulación de la 

 rana ó la tortuga, y es así cómo el Sr. Vergara Lope, ayudante de la Sección, 

 ha obtenido el trazo adjunto: 



El trazo superior corresponde á la contracción del ventrículo, y el inferior 

 á casi todo el corazón menos el seno venoso. 



México, 30 de Abril de 1899. — E. Armendaris. 



I 



