270 ANALES DEL INSTITUTO 



centímetros; se aisla perfectamente el vaso y se colocan en su trayecto dos li- 

 gaduras, de manera que al cortar entre ellas queden cerrados el cubo periféri- 

 co y el central; se abre un ojal en este último, de manera de colocar una cánula 

 de Franck, que de antemano se ha puesto en comunicación por medio de un 

 tubo de paredes inextensibles con un manómetro de mercurio. Este tubo debe 

 contener una solución de sulfato ó carbonato de sosa, de una densidad de 1.080, 

 para impedir la coagulación de la sangre y estar privado, lo mismo que el res- 

 to del aparato, de toda burbuja de aire. Dispuesto así el aparato y el mano- 

 metro marcando el cero se abre la comunicación de la arteria con dicho ma- 

 nómetro, viéndose en el acto ascender el mercurio en la otra rama, siendo la 

 diferencia de nivel tanto más marcada cuanto más alta la presión de la san- 

 ore. Como el ascenso y descenso se hacen rápidamente para observar el lími- 

 te, es preciso tener mucho cuidado y acostumbrai'se á leer rápidamente el nú- 

 mero á donde llega el menisco mercurial en cada oscilación. La diferencia de 

 nivel del mercurio en ambas i'amas nos da en milímetros la tensión arterial 

 sanguínea. 



Si se pone sobre el menisco de mercurio un flotador capaz de poder aplicar 

 su extremo superior al cilindro ahumado del polígrafo se apreciará uiejor la 

 movilidad de la columna de mercurio y se verá cómo su altura varía de dos 

 maneras: 1?, irregularmente, es decir, que se abate y se eleva más ó menos sin 

 causa aparente ó por esfuerzos musculares del animal; 2^, regularmente, su- 

 biendo y bajando con cada latido del corazón y con cada movimiento respira- 

 torio. Estas variaciones pueden perfectamente ser grabadas en el cilindro ins- 

 criptor y á la vez la curva respiratoria si se desea. 



Este es, á grandes rasgos, el manual operatorio, para tener la medida de la 

 tensión sanguínea arterial por el método directo. 



Método indirecto. Para que puedan ser exactas las medidas de la tensión 

 intra-ocular necesitan ser hechas por medio de una aguja hundida en la cá- 

 mara anterior ó en el vitreo, en comunicación por medio de un tubo de pare- 

 des inextensibles con un manómetro de mercurio. Aí<í procedieron los señores 

 Vergara y Uribe para practicar una serie de experiencias que fueron hechas 

 en el Instituto Médico. 



Como no tuvieron á la mano los citados señores un aparato adecuado al ob- 

 jeto, tuvieron que improvisarlo de la manera siguiente: Un tubo" de vidrio en 

 forma de U lleno de mercurio sirvió de manómetro, una de cuyas ramas se 

 conectó por medio de un tubo maleable de plomo de li milímetros de diáme- 

 tro con un trocar. Una llave colocada entre el extremo del tubo de plomo y el 

 trocar permitía abrir ó interrumpir á voluntad la oouiunicación, y tanto el tu- 

 bo metálico como el trocar y la parte superior de las ramas de la U estaban 

 llenos de agua destilada. A cada lado de las ramas del manómetro una escala 

 dividida en milímetros permitía hacer la medida exacta de la presión interior. 

 Dispuesto así el aparato se cocainiza el ojo del animal y previa desinfección 

 minuciosa se fija el globo ocular entre dos pinzas para que no deslice; se hun- 

 de el pequeño trocar en el vitreo. y no en la cámara anterior, porque en esta 



