Ein Apparat zur Messung der Horizontal -Refraction und 

 zum genauen Nivellement. 



(Mit Abbilduny.j 



K. Kayscr. 



Mittelst des im Sommer 1878 neu construirleu Apparats, welcher zur ge- 

 nauen Messung von Winkeln über und unter dem wahren Horizont dient, 

 Avenn diese den Betrag des Fernrohrgesichtsteldcs nicht überschreiten, sind eine 

 Anzahl Bestimmungen gemacht worden, welche den im Jahre 1877 in den Schrif- 

 ten der naturforschende u Gesellschaft in Danzig N. F. Bd. 4. H. 2 publicirten 

 Beobachtungen über Refraction des Seehorizontes und des Lcuchtthurmes von 

 Heia sich anschliessen. Es ist zunächst nicht der Zweck, diese neuen Beobachtun- 

 gen aufzuführen: sie gehören zu einer systematisch projectirtcu Arbeit, welche der 

 Erörterung sowohl der astronomischen wie auch der terrestrischen Refraction in 

 Bezug auf Objecte, die in verschiedenen Azimuten sich befinden, gilt und 

 werden einstweilen ihrer Anzahl nach zu ;:ieriu2:, späler Verwendunir finden. Nur 

 so viel von ihnen, als zur Illustration der Methode dient, wird in Kokendem 

 mitgetheilt werden. 



Der xVpparat besteht aus dem nach beliebigem Azimut drehbaren Fernrohr, 

 das auch wie gewöhnhch nach dem Horizont bewegt, und alsdaun durch die be- 

 zügliche der drei Schrauben des Dreifusses genau auf das Object eingestellt wer- 

 den kann. Das cylind rische Fernrohr nach seiner Mitte zu an zwei Stellen mit 

 nicht tiefen Nutheu versehen, lä&st sich um seine Axe herumdrehen, da es an die- 

 sen Stellen von Ringen umschlossen ist, von denen jeder drei in gleichem peri- 

 pherischen Abstände angebrachte, etwas verstellbare und ein wenig an den Spitzen 

 abgerundete Schrauben trägt. Statt der letzteren können aiich zwei an der unteren 

 Seite befindliche kleine FrictiousroUeu substituirt werden. Diese Ringe sind auf 

 einer Platte des dreifüssigen Statives befestigt. Das Fernrohr trägt zur Seite pa- 

 rallel die auf diametralen Seiten ablesbare Libelle, deren Fassung an den Enden 

 mit Guben versehen ist, so dass sie nicht allein um 180'* um ihre Axe gedreht 

 eingelegt, sondern auch ihrer Richtung nach umgesetzt werden kann. Da nun 

 die Libelle an dem Fernrohr befestigt ist, so wird sie bei Drehung des Rohres um 



iSchriften der Natiirf. Gesellsch. in Dauisij. IV. Band, 3. Hell. 



