22 4 



auf diametralen Seiten die Eintheilung von 70 Pur. Linien erhalten, deren Einheit dem 

 Intervalle von 3 Secimden entsprechen sollte. Demgemäss ist der Spielraum der 

 Libelle im Verhältnisse zu einer Minute des Gesichtsfeldes gross genug, selbst 

 wenn die Blasenlänge sich erweitert. 



Von dem Künstler war die Congruenz der Ablesungen auf beiden Seiten 

 des Niveau, ■welche überhaupt sehr schwer zu erreichen ist, nur ungefähr zuge- 

 sichert worden. Es mag erwähnt uerden, dass diese Uebereinstiramung genau 

 genommen in dreifacher Hinsicht verlangt wird. Es sollen einmal die tiefesten 

 Augschliffstellen einander gegenüberstehen, zweitens die Ausschliffbogen in ein und 

 derselben Ebene sein, und endlich drittens diese Bogen gleichen Krümmungs- 

 rhadius haben. Der erste Punkt aber ist der wichtigste und bedarf einer genauen 

 Untersuchung, Avährend die zweite Abweichung, ebenso wie die letzte, nur den 

 für die Ablesetheile zu nehmenden "Werth alterirt. Denn wenn die Libelle, wie der 

 zweite Eall aufgefasst werden kann, statt parallel zur Gesichtslinie zu sein, eine 

 iSeigung zur Seite hat, so wird bei Hebung oder Senkung der Gesichtslinie ein 

 geringerer Werth dem Ausschlage der Blase zukommen. Da aber für die jedes- 

 malige Lage des befestigten isiveau der Werih der Ablesetheile ermittelt Averden 

 muss, so ist eine Correction Hinsichts der "Nichtübereinstimniung ad 2 und 3 zu 

 übergehen. "Was nun die richtige Befestigung der Libelle und die Berichtigung 



C3 ■ ^ O r^ CTO 



ihres Lagers betrifft, so bietet das Drehen des Rohres um seine Axe das geeignete 

 Mittel für die Erkenntniss der Richtigkeit, sobald das Einspielen der] Blase erfolgt. 

 Da eine zu doppelter Ablesung bestimmte Libelle schon ungefähr richtig in ihrem 

 ganzen inneren Umfange construirt ist, so wird insbesondere das Einspielen, 

 Arenn das Niveau über dem Fernrohr bei der L^mdrehung zu stehen kommt, die 

 sonst in den Lagen 1. u. r. nicht erkennbare seitliche Neigung beurtheilen lassen. 

 Zu erörtern, wie zum Theil an den Lagern, zum Theil an den cubischen Fas- 

 sungsenden durch die Feile, und an den bezüglichen Befestigungs- und Correc- 

 tionsschrauben geändert werden muss, um den mittleren correcten Stand des Niveau 

 zu erzielen, Avürde uns zu weit führen. 



Das angewendete Glasmicrometer wurde Hinsichts der Untersuchung der 

 Gleichheit der Theilwerthe durch das Niveau des Apparates selbst controllirt, und 

 zwar auf folgende Weise: Ich benutzte als Hilfsrohr das kleine Passageninstru- 

 ment von Ertel und Fraunhofer. Die beiden Fernröhre waren mir ihren Objec- 

 tiven einander zugekehrt, ^Mittelst eines längeren an dem Passagcniustrumente 

 angebrachten Schlüssels konnte von dem Niveaufern röhre aus der Horizoutalfaden 

 jenes auf beliebige Glasmicrometerstriche eingestellt werden. Zwei auf ein- 

 ander folgende Striche wurden nun mit Hülfe der Fusssch raube zur Deckung 

 mit dem Horizoutalfaden nach einander gebracht, und beidemale die Niveauangabe 

 notirt. Dem L'nterschied dieser Angaben entspricht der betreffende Micromctcr- 

 theilwerth. Alsdann wurde mit ungefährer Belassung der letzten Nivcaueinstellung 

 der Horizontalfaden mittelst des Schlüssels auf einen Glasmicrometerstrich weiter 

 gestellt, der Niveaustand notirt, durch die Fussschraube auf den Strich zurückge- 

 gangen und ebenfalls das Niveau abgelesen. Aus diesem Niveauunterschiede er- 

 giebt sich also der AVerth des nächsten Theiles. Auf solche Weise wurden sämmt- 

 liche Micrometertheile abgemessen. Es folgt hier die Zusammenstellung der be- 



