233 



und von denen einige im Auszuge mitgetheilt werden werden, also in der Weise 



P- 

 I. — 23.00 



»nffewendet. 



II. + 23.00 



'o 



Die Umsetzung des Betrages der Libellen theile, worauf die bisherigen 

 Untersuchungen bezogen sind, in [eigentlichen Winkelwerth kann nun mittelst 

 Beobachtungen der Passagen eines langsam sich bewegenden Sternes durch das 

 Glasmicrometer geschehen. Wie diese Bestimmung auch mit Hülfe eines kleinen 

 Passageinstruments sich ausführen lässt, dessen Fadenintervalle bekannt sind, 

 soll hier speziell gezeigt werden. Das gebrochene Fernrohr wurde aus dem Lager 

 genommen und mit dem am Axenende sitzenden Kreise auf die massive Funda- 

 mentplatte gelegt und derart gerichtet, dass sein Objectiv dem ungefähr horizon- 

 tal o;erichteten ONivellirfernrohre wieder zugekehrt ist. Durch Verschiebung: von 

 keilförmigen Holzunterlagen, die behufs Schutzes der Kreistheilung mit Leinwand 

 belegt sind, kann das Passagenfernrohr beliebig eingestellt werden; die feinere Ein- 

 stellung geschieht mittelst der Fussschraube des anderen Apparats. Das Intervall 

 der auf diese Weise horizontal gestellten (Vertical-) Fäden = 500".94 deckte 

 etwa 8Y2 Micrometertheile. Indem nun einigemale an jener Unterlage zum 

 Zwecke der Pointiruno- auf verschiedene Glasstriche o;eäudert und zur genauen 

 Vergleichung die Ablesung der Libelle zugefügt Avurde, erhielt ich folgende Beob- 

 achtungen : 



Micr. Libelle. Differenz 



P- 



10.35 

 10.65 



I. 



9.83 



9.70 

 8.60 

 7.95 



8.27 



