XV 



Anknüpfend an den Vortrag des Herrn Kayser zeigte Herr Postrath 

 Seiler einen Messkeil vor, und machte ausserdem noch eine vorläufige Mittheilung 

 über eine von ihm gemachte Beobachtung, nach welcher ein Telephonstrom auf 

 den Anker eines Relais, durch welches derselbe hindurchgeht, eine wahrnehmbare 

 Wirkuncr ausübt. 



5. Sitzung vom 5. December 1879. 



Herr Oberlehrer Momber demonstrirte eine Helmholtz'sche Doppel- 

 eirene und zeigte an ihr speziell die Combinationstöne wie die Schwebungen des 

 Tones bei der Drehung des oberen Sirenentheils. 



Hierauf machte Herr Dr. Schepky zunächst einige Mittheilungen über 

 dialytische Methoden, erwähnt die von Graham, Liebig, Grandeau und Reveille 

 wie von Guignet ausgeführten Dialysen. Der Vortragende hat solche Dialysen 

 sehr einlach in einem Trichter, der unten durch einen Quetschhahn verschlossen 

 war, mit Hilfe eines Filters von Pergamentpapier angestellt. Auf solche Art 

 gewonnene gelöste Kieselsäure zeigt der Vortragende vor. 



Im Anschlüsse an den vorher gehenden Vortrag erwähnte Herr Stadt rath 

 Helm die Anwendung der Dialyse zum Scheiden der Melasse von der Zucker- 

 bereitung. 



Ausserdem erwähnte derselbe der neu hergestellten selbstleuchtenden 

 Zifferblätter, bei denen die phosphorescirende Masse aus Schwefelcalcium be- 

 stehen soll. 



6. Sitzung am 19. December. 

 Herr Astronom Kayser trug eine bisher noch nicht eingeführte Methode 

 vor, die Quecksilberkuppe beim Barometer zu beobachten. Der sonst üblichen 

 microscopischen Einstellung steht die durch Dioptern oder sonst an der Glasröhre 

 direct mit blossem Aucre ausführbare Weise zu sehr Hinsichts der Genanio^keit 

 nach, als dass die neue einfache Einrichtun«; vor letzterer nicht den Vorzuor haben 

 sollte. Anstatt der Microscope werden Röhrehen verwendet, deren Enden von 

 einer planconvexen Linse und einem Spiegelglas geschlossen sind. Zur Durchsicht 

 auf die Kuppe wird das Spiegelamalgam in einer schmalen verticalen Zone entfernt. 

 Durch die Mitte der planen, dem Auge zugekehrten Fläche der Linse ist eine Linie 

 eingeritzt zur horizontalen Einstellung auf die Kuppe. Das Abbild der Linie durch 

 den Spiegel giebt die Visirlinie, und zwar ohne Parallaxe, wenn die Stellung der 

 Gläser richtig angeordnet ist. Werden die Dicken der Linse durch d, des Spie- 

 gels durch d', und der Glaswand des Barometerrohres durch d" bezeichnet, und 

 heissen die Entfernungen von der planen Linsenseite bis zur hinteren belegten 

 Spiegelfläche a, und von letzterer bis zur Mitte der Quecksilberkuppe b, so er- 

 giebt sich, mit Zugrundelegung eines mittleren Brechungsexponenten n aus der 

 Formel für den Centralstrahl 



a .-f ?-Izl (d -f d' — d") = b 

 n 



die bezügliche Stellung der Gläser des Apparates. 



