XVI 



Unter Annahme von n = 1,5 rauss die erste Entfernung um |(cl + d' — d") 

 kleiner sein, als die letztere. Die Anbringung von mehreren Parallelritzen 

 und die Wegräumung des Spiegelbelages in den seitlichen Parthien empfehlen sich 

 zur Beurtheiluug des Meniscus des Quecksilbers behufs Feststellung der Capillari- 

 tät. Um die etwaige Ungleichheit der Capillaritat in den beiden Schenkeln des 

 Heberbarometers zu messen, muss man bei ungeänderter Stellung der Skala 

 zusehen, ob das Fallen des Quecksilbers im kürzeren Schenkel bis zum nächsten 

 Parallelsrrich ein eben so grosses Ansteigen im grösseren Schenkel zurFolge hat. 

 Die Ungleichheit der Intervalle der geritzten Linien wird durch Beobachtung an 

 der Skala ermittelt. Durch die AVahl einer Linse von 25""" Brennweite erhält 

 man schon eine hinlängliche Vergrösserung, um der Theilung der Skala in Hunder- 

 tel der Paris. Linie gerecht zu werden. 



xsimmt man Abstand davon, das Glas zu ritzen, so kann eine Fäden platte, 

 zwischen Spiegelglas uud Linse eingesetzt, demselben Zwecke entsprechen. Ein 

 anderes Arrangement verdient der Einfachheit wegen Erwähnung. Das Spiegel- 

 glas fällt fort, und es genügt die Linse mit der vor dieser an richtiger Stelle an- 

 gebrachten Fädenplatte allein, wenn die hintere plane Seite der Linse die be- 

 züo-hche Spiegelfolie erhält. Die bei allen derartigen Einrichtungen zur Deutlich- 

 machung des gespiegelten Bildes nothwendige Beleuchtung gewährt das von Tages- 

 oder Kerzenlicht während der Beobachtung beschienene Auge. 



Es ist schUesslich eines Vorzuges der hier erörterten ConstruCtion vor der 

 mit Microscopen zu gedenken. AVährend nämlich die Barometer- Skala abgenom- 

 men werden muss, um mittelst des Etalon's die Stellung der Microscope zu con- 

 trolliren, o-enüo-t es hier, den Vergleichsstab direct dicht über der Theilung der 

 Linsen zur Anwendung zu bringen, vorausgesetzt, dass die Spiegelflächen der beiden 

 Einstellapparate parallel stehen. Um aber diesen Parallelisraus zu untersuchen, 

 würde es sich empfehlen, einen mit passender Suspension versehenen und gemäss 

 der Schwerkraft sich selbst stellenden Spiegel zu benutzen, dessen Spiegelfläche 

 unmittelbar hinter jede der beiden Spiegelplatten zu bringen ist. Die von dem 

 Hülfsspietrel und dem festen Spiegel entworfenen Bilder müssen nun bei beiden 

 Einstellapparaten gleiche Abweichung haben. Kann bei der Construction des Ba- 

 rometers von Hause aus angenommen werden, dass der obere und der untere 

 Theil der Skala in derselben Ebene sich befinden, und ist eine Veränderung im 

 Laufe der Zeit etwa durch Verziehen des Holzunterbaues nicht zu besorgen, so 

 würde ohne freie Aufhängung das blosse Anlegen des Hülfsspiegels mit seiner 

 Fassuno- au die Skalenebene zur Beurtheiluug der Uebereinstimmung der Bilder 



ausreichend sein. 



Der Vortragende erinnerte bei Gelegenheit der Ableitung der obigen Formel 

 an eine Methode, welche er vor längerer Zeit der naturf. Gesellschaft mit- 

 o-etheilt, aber nicht veröffentlicht hat, nämlich den Brechungsexponenten mit- 

 telst des Microscopes zu bestimmen. Das Nähere darüber werden die Schriften 



bringen. 



Ausserdem führte Herr Dr. Schepky einen Gasentwäckelimgs-Apparat vor. 

 Während der Pisani'sche Apparat aus zwei unten tubulirten Flaschen besteht, deren 

 Tuben mit einander verbunden sind, erhält man den vom Vortragenden zusammen- 



