XY 



Hundertel beibehalten, daher die obigen Angaben in Minuten; doch lässt sich 

 aus den Experimenten bereits ersehen, dass eine feinere Theilung mit Ablesung 

 auf einzelne Minuten der zu gewinnenden Präcision in der Ein«^tellung nicht 

 unwerth ist. Ganz ähnliche Werthe, wie die obigen, stellen sich ein, wenn 

 das Ai-rangement zu horizontalen Streifen eingerichtet wird. Zu erwähnen ist 

 noch, dass relativ ähnliche aber grössere Kreisablesungen erhalten werden, 

 wenn die Drehung an einer beliebigen Prismencombination, die nach der 

 Babinet'schen Methode zu einer dünneren Parallelplatte verzogen ist, vorge- 

 nommen wird. Ob die Winkel genau umgekehrt wie die Quadrat- Wurzeln aus 

 den Dicken sich verhalten, konnte nicht festgestellt werden, da an dem Appa- 

 rat keine grössere Dickenveränderung als 1 — 2 Zehntel Millim. möglich war. 



Endlich kann man mit Aufgeben der Compensation der Quarzkeile zu einer 

 Parallelplatte und durch derartiges Zusammenlegen derselben, dass sich die dünnen 

 Kanten und die dicken decken, ebenfalls eine Einrichtung erhalten, womit durch 

 Drehen der Kreises die Bestimmung des Phasenunterschiedes geleistet wird, in 

 zwiefacher Weise wie oben je nach der Befestigung in der Hülse. Die Erscheinung 

 ist aber ganz anders geworden, 1) das Bild ausserordentlich vergrössert, 2) treten 

 in der Mitte ein schwarzes Hyperbelpaar und als Fortsetzung dazu hyperbo- 

 lische Interferenzstreifen auf, und zwar ebenso wohl nach der durch die 

 Scheitel der schwarzen Hyperbeln gelegten Hauptaxe, wie auch in der Rich- 

 tung der imaginären Axe und 3) kommen durch Drehen des Kreises die Er- 

 scheinungen nach beiden Richtungen zu Stande, und nicht wie in obiger Weise 

 eine Wiederholung des einseitigen Phänomens; der todte Raum hört auf. Um 

 die so weit im Gesichtsfeld ausgedehnte Erscheinung zu übersehen, ist es nöthig, 

 sowohl den Kreis als auch den Apparat um den verticalen Ständer zu drehen. 

 Werden die Prismen mit den Kanten in die Hülse gesteckt und der Apparat 

 nach der imaginären Axe justirt, so erhält man also nur Einstellungen auf 

 parallele, horizontale Streifen ohne Begegnung der dunklen Ausgangsstelle; 

 im 2. Falle, in welchem die Hauptaxe der Hyperbeln die verticale Richtung 

 einnimmt, wird die Beobachtung durch Zutreten der schwarzen Stellen in den 

 Scheiteln vervollständigt. Das folgende Tableau enthält Mittelwerthe für das 

 letztere Verfahren als Beispiel: 



Mittel d. Abi. DifiF. 



14?4 =1 — 



89?0 



verticalen Stande der Keile entspricht die 

 Kreisablesung 89^0, die paarigen Ablesungen gelten für die sensiblen Farben der 

 unteren oder oberen Hyperbeln. Der Vergleich der Resultate für die compensirte 

 Stellung der Prismen und für die im entgegengesetzten Sinne arrangirte gewährt 



