123 



Obgleich die Thermometer Fahrenlieits die seiner Zeitgenossen weit iiber- 

 ragten, so scheint ihre allgemeine Einführung recht langsam vor sich gegangen 

 zu sein. Einmal hat dies wohl das Röaumursche Thermometer verschuldet, 

 welches allgemeine Verbreitung fand, obgleich es vor seiner Verbesserung durch 

 Deluc ein höchst mangelhaftes Instrument war, wie dies u. a. Fr. Burckhardt 

 und Gerland in ihren Anfangs citirten Arbeiten nachgewiesen haben. Ferner 

 konnten viele Physiker sich nicht von der Vorstellung frei machen, dass der 

 Nullpunkt des Thermometers nothwendig die grösste beobachtete Winterkältc 

 angeben müsste. So setzte z. B. Hanow bei seinem Thermometer, dessen 

 Nullpunkt bis dahin mit dem Fahrenheitschcn übereinstimmte, nach dem kalten 

 Winter 1740 denselben um 10 Grade seiner Skala herunter. Endlich scheinen 

 die Fahrenheitschen Thermometer einen recht hohen Preis gehabt zu haben 

 und deshalb wenigstens in Deutschland wenig verbreitet gewesen zu sein, da 

 sonst kaum von der Versendung der Thermometer zur Vergleichung so viel 

 die Rede gewesen wäre. 



Augenblicklich scheinen nur noch zwei von Fahrenheit selbst gefertigte 

 Thermometer, und zwar im physikalischen Kabinet der Universität zu Leiden, 

 zu existiren, von denen das eine nach einem gefälligen Bericht des Herrn 

 Bierens de Haan eine Theiluug von — 4 bis + 600*^, das zweite eine solche 

 von — 4 bis -|^ 100" hat; das erste hat eine J^äuge von 653 mm, das zweite 

 eine von 232 mm. Beide sind mit Quecksilber gefüllt.^) 



Ein Fahrenheitsches Thermometer und zwar mit der Bezeichnung: „Das 

 doppelt harmonische Thermometer aus dem Nachlasse des berühmten Fahren- 

 heit" wurde 1811 für 60 Gulden (= 45 Mark) von der Natui forschenden 

 Gesellschaft zu Danzig angekauft, befindet sich aber jetzt nicht mehr in ihren 

 Sammlungen, lieber seinen Verbleib habe ich nichtö ermitteln können. 



Im Besitze des Realgymnasiums zu St. Petri in Danzig befindet sich ein sehr 

 altes Thermometer mit Fahrenlieit'scher Skala. Die mit Weingeist gefüllte 

 Röhre hat eine Länge von 1 10 mm und ist mit einer Papier-Skala, die von 

 bis 100 geht, in eine Glasröhre von 140 mm Länge und ca. 9 mm Durch- 

 messer geschlossen. Neben der Skala befinden sich die Bezeichnungen des mitt- 

 leren Fahrenheitschen Thermometers: Sehr kalt, ziemlich kalt, kalt, mittel- 

 mässig, warm, sehr warm, grösste Wärme. Ueber der Skala steht auf dem 

 Papier: Cilinder termometron Ferneid. 



Bemerken möchte ich hierzu, dass auch später hergestellte Thermometer 

 neben den Graden der Fahrenheitschen Skala noch einige besondere Bezeich- 

 nungen der älteren Instrumente führen. So befindet sich in der Sammlung des 

 Herrn H. Wilcke zu Danzig ein Zeiger-Barometer, dessen Holzeinlagen auf 

 die letzten .lahrzchntc des vorigen Jahrhunderts schliesscn lassen. Der Name 

 des Fabrikanten ist Lione Somalvico & Comp. 125. Holb" Hill. Ijondon. An 



. 1) Nach einer weiteren gefälligen MiUbeilung des Herrn K. Gerlantl ist der Eispunkt der 

 beiden Thermometer in aeiiester Zeit Ijestimmt; der des grüaseren liegt bei 34,2", der des kleineren 

 bei 3i,lo. 



16 



