135 



in gut gereinigten Weinspiritiis oder Terpentinspiritus stellt, dasselbe in der 

 Flüssigkeit fast bis zum Punkte a sinkt. Hierauf wird die Röhre bei E her- 

 metisch versiegelt und das Instrument mit Hilfe einer genaueren Waage ab- 

 gewogen; es wird dann das Gewicht des Instrumentes genau das Gewicht 

 der von demselben verdrängten Flüssigkeit sein, wie dies den der Hydrostatik 

 Kundigen hinreichend bekannt ist. Wenn aber schwerere Flüssigkeiten unter- 

 sucht werden sollen, wie z. B. Wasser, Laugen, Säuren, so wird der Unter- 

 schied ihrer Schwere gefunden, wenn man das Instrument in dem Schälchen 

 mit einem solchen Gewichte beschwert, dass es wiederum bis zum Funkte a 

 sich senkt. Wenn man das Gewicht zu dem des Instrumentes addirt, wird 

 man die spezifischen Gewichte jener Flüssigkeiten, wenn die Gewichte sehr 

 klein sind, genau genug erhalten, und so bei den übrigen. 



Ich habe gesagt, dass das Instrument in den erwähnten Spiritusarten fast 

 bis zum Punkt a sich senken muss, denn es wird besser sein, dass die Flüssig- 

 keit jenen Punkt nicht vollkommen erreicht und dass die kleine Differenz durch 

 sehr geringe Gewichte beseitigt werde; denn auf diese Weise werden, wenn 

 vielleicht noch leichtere Flüssigkeiten zur Untersuchung gegeben würden, oder 

 auch, wenn das Gewicht der erwähnten Flüssigkeiten durch die Wärme spezifisch 

 leichter würde, auch diese noch mit diesem Instrumente erforscht werden 

 können, was im andern Falle nicht angehen würde, wenn dasselbe genau bis 

 zum Punkte a in den erwähnten Flüssigkeiten einsänke. 



Wenn aber die Untersuchungen angestellt werden, ist zu verhüten, dass 

 au der Oberfläche des Instrumentes sowohl wie der Flüssigkeiten nicht irgend 

 eine Fettigkeit oder irgend welche andere fremde Körperchen haften, denn 

 sonst werden die Untersuchungen niemals genau genug durchgeführt werden, 

 worauf am besten ein scharfsinniges Mitglied dieser berühmten Gesellschaft in 

 seiner Abhandlung über dieses Instrument aufmerksam gemacLi, hat. 



Barometri novi descriptio a. D. G. Fahrenheit. R. S. S. Niimb. 385. VI, 



Beschreibung eines neuen Barometers. 



In dem Berichte über einige von mir angestellte Versuche über das Sieden 

 gewisser Flüssigkeiten habe ich erwähnt, dass die Temperatur des siedenden 

 Wassers nicht über den damals angegebenen Punkt von 212 Graden hinausgeht; 

 später bin ich durch verschiedene Versuche belehrt, dass dieser Punkt bei 

 demselben Luftdrucke hinreichend fest ist, aber bei veränderlichem Luftdrucke 

 sich auch verschieden verändern könne. Die nach diesem Ziele hin schon an- 

 gestellten Versuche würde ich jetzt zwar veröffentlichen können; da ich mich 

 aber noch über gewisse Umstände unterrichten will, werde ich aus diesem 

 Grunde den Bericht über dieselben bis auf spätere Zeit zurücklegen und werde 

 inzwischen nur eines Thermometers Erwähnung thun, welches vielleicht, wenn 



88 



