XII 



Bericht 



über die 



'JTliJitig^lieit dei' Section fiii' I^liysili und CJliemie 



im Jahre 1890, 



erstattet von dem Vorsitzenden derselben. 



Frol A. Momber. 



In der ersten Sitzung am 12. Januar domonstrirt Herr Dr. Schneller 

 das neue Javal'sche Ophthalmometer, welches nach ähnlichen Principien, wie 

 das von Helmhültz, construirt, dem praktischen Augenarzt es ermöglicht V>ei 

 Tageslicht den Hornhautradius in vei'schiedenen Richtungen rasch und genau zu 

 messen. — 



Dieser Radius berechnet sich aus dem A'erhältniss der Grösse eines Ob- 

 jectes und seines Spiegelbildes auf der Hornhaut. Die Grösse dieses letzteren 

 wird durch P]inrichtungen in dem ein Fernrohr tragenden Apparat so gemessen, 

 dass es um seine eigene Grösse verschoben wird. Im Helmholtz'schen Instiument 

 geschieht das mit Hilfe zweier um eine Axe gegen einander drehbarer planparalleler 

 Glasplatten, im Javarschen durch Prismen, die, 55 cm von der Hornhaut ab- 

 stehend, das Hornhautbild, das sie verdoppeln, um 3 mm verschieben. Als 

 Object dienen treppenförmige Figuren, deren eine fest, die andere gleitend 

 auf einem Bogen von 35 cm Radius 35 cm von der zu untersuchenden Horn- 

 haut entfernt angebracht sind. Die bewegliche Figur wird zunächst so ein- 

 gestellt, dass die Horuhautdoppelbilder beider Objectfiguren sich berijhren. 

 Eine Messung der Entfernung der Objectliguren ergicbt dui'ch Berechnung 

 nach einer sehr einfachen Formel, oder riHch einer Tabelle den gesuchten 

 Hoi'nhautradius. Dreht man das Instrument um seine Ijängsaxe, so kann 

 man leicht die Ebene des grössten und die darauf senkrechte des kleinsten 

 Hornliautiadius linden. Bei der Grösse der Trei>j)enstufen der Objectfiguren 

 repräsentirt, wie eine leichte Rechnung zeigt, jede Stufe, um die die Horn- 

 hautbilder im kleinsten Horidiautradius übcreinanderrücken, einen Unterschied 

 von einer Dioptrie in der RefracLion der Hornhaut oder von ca. 0,3 mui der 

 Länge ihres Radius in den betreffenden Ebenen. 



