XIII 



Da die Unregelmässigkeit in der Brecliung der ganzen Augen, in iiiren ver- 

 schiedenen Meridianen, ihr Astigmatismus, grösstentlieils abliängig ist von den 

 betreffenden Verschiedenheiten der Hornhautüberfläche/ nur wenig verringert, 

 sehr selten vermehrt wird, durch Unregelmässigkeiten in der Form der Tjinse, 

 gewährt das Instrument die Möglichkeit rasch, objectiv diesen Astigmatismus und 

 damit annähernd das Cylinderglas zu bestimmen, dasihn ausgleicht. Der Vortragende 

 theilt mit, wie in einer Zahl von Fällen angeborner, oder nach Operation, Ver- 

 letzungen, durch Krankheit der Augen entstandener Astigmatismus bestimmt ist. 



In der zweiten Sitzung am 2. Februar zeigt Herr Kayser bezug- 

 nehmend auf die von Hei-rn Dr. Schneller demonstrirten und nach Angabe von 

 V. Helmholtz und Javal gefertigten Ophtlialmometer ein von ihm schon vor 

 einigen Jahren ausgeführtes Instrument vor, welches zum Messen der Krümmung 

 der Hornhaut des Auges dient und von der Construction jener Apparate ab- 

 weicht. Es besteht aus einem ganz schmal gebauten zusammengesetzten Mi- 

 kroskop von etwa 80 Millimeter Länge. Nach dem Ocular zu ist die Fassung 

 breiter, alsdann verläuft dieselbe cylindrisch im Durchmesser von 7 Millimeter. 

 Auf diesem Cylinder lässt sich eine Hülse verschieben, welche nach dem Ob- 

 jective zu einen feingetheilten, mit blossem Auge oder Lupe ablesbaren Mass- 

 stab und nach der Ocularseite hin ein mit der Mikroskopaxe concentrisches 

 Ringsystem trägt. Letzteres besteht aus 3 freischwebenden Ringen von etwa 

 2V2 Millimeter Breite und dem auf dem Cylinder selbst gleitenden Ringe, so 

 dass im Ganzen 7 Kreise einstellbar sind. Der Durchmesser des grössten be- 

 trägt 45 Millimeter. Zwischen Ringsystem und Ocular befindet sich noch ein 

 in passender Krümmung gebauter Schirm, dessen concave Seite das Ocular 

 umschliesst und welcher, mit recht weissem LTeberzuge versehen, die mattschwarzen 

 Ringe scharf Ijeobachteu lässt, wenn man durch das Ocular iiire von der Horn- 

 haut gespiegelten und durch das Objectiv . geworfenen Bilder betrachtet. Die 

 im Brennpunkt befindlichen 4 Fai-allelspinnfäden lassen sich um die Mikroskop- 

 axe drehen und durch eine Schraube auch gegen den Mittelpunkt etwas excen- 

 trisch verstellen. Mittelst Kugelgelenkes, das an die Nasenwurzel des zu Be- 

 obachtenden vermöge eines den Kopf umschliessenden Stirnbandes angedrückt 

 wii'd, und duich die daran befindliche mit dem schmalen Hauptträger des 

 Apparates zusammenhängende Schraube findet man bald den richtigen Punkt 

 der Fixirung. Indem man nun die Ringe nach dem zu beobachtenden Auge 

 zu- oder wegschiebt, gelingt es leicht und schnell die Einstellung irgend eines 

 Ringkreises zwischen zwei die 1'angenten bildenden Fäden zu ei-halten, wozu 

 noch ev. die die Fädenplatfe bewegende Schraube benutzt werden muss. Zur 

 Beleuchtung eignet sich am Ijestcn diö'uses Tageslicht. Der zu Beobachtende 

 nimmt seinen Platz so nahe als möglich am Fenst(M' ein mit abgewendetem 

 Auge. Da dieses nahe dem Mikroskopobjectiv (27 Millimeter im gegenwärtigen 

 Falle) sich befindet, so kann es angehalten werden durch das Mikroskop sell)St 

 einen bestimmten Punkt zu fixiren. Zu dem Zweck trägt das Ocular einen 

 rechtwinkelig gelKjgeiu'n Ann, <h:v die Fassung für 2 unter 45° Neigung zur 



