XVI _ 



je nachdem man mehr die centralen oder die Eandstralilcn der Hiilfsinstru- 

 mente benutzt, oder die Rechnungen ausführt, verschiedene Werthe sich ergeben. 

 1. Nach der ersten Methode wird die Grösse der Abwälzung der zu unter- 

 suchenden Linsenfläche auf einer Planebene für einen bestimmten Drehungs- 

 wiukel gemessen. Das Nobert'sche Mikroskop gab dem Vortragenden Gelegen- 

 heit, die Mctiiode auszuführen, da es die Einrichtung hat, dass der Object- 

 tisch durch eine Mikrometerschraube verschoben und der Betrag der Verschie- 

 bung gemessen werden kann. Er fügte an dem Objectivende desselben einen 

 Ring nebst Träger hinzu, um ein (kleineres) horizontales und verstellbares 

 Mikroskop so anzubringen, dass dasselbe mit dem grossen zusammen gehoben 

 oder gesenkt und auf ein dem Objccttische beigefügtes Object gerichtet werden 

 kann. An den Füssen des Mikroskops wird nun so viel geändert, bis eine 

 auf dem Tische befestigte Glasplatte, durch ein Dosenniveau geprüft, die 

 Horizontalität anzeigt. In schiefer Stellung (45°) ist mit dieser Glasplatte ein 

 Schieber fest verbunden, der über ihr einen horizontal gerichteten und zur 

 Mikrometerschraube senkrechten, gut abgedrehten Cylinder(Durchmesser dem einer 

 starken Nadel gleich) trägt und mit demselben tiefer und höher durch eine aparte 

 Schraube zu stellen ist. Die zu prüfende Linse wird mit einem Stückchen Glas (etwa 

 2 — 3 mal so gross als die Linse) zusamraengekittet, so dass, wenn man als 

 Unterlage das Glas des Objecttisches benutzt, die zu untersuchende Fläche 

 der Linse auf ihrer ungefähren Mitte ruht und die Oberfläche des im Abstand 

 des ungefähren Krümmungsradius vom Ruhepunkte angekitteten Glases nahe 

 zu horizontal balancirt. Der balancirende Apparat (Linsenwiege) erhält nun 

 noch nach einer Seite hin ein ganz kleines Uebergewicht in Form eines ange- 

 hefteten Wachsstückchens, wodurch das obei-e Glas der Wiege nach der anderen 

 Seite hin sich an die horizontale Nadel anleimen kann. Diese Nadel bildet 

 somit den Angriti" für das niederzudrückende Glas, und die Linse lässt sich 

 hin- und herrollen, je nachdem man die Schraube des Schiebers gebraucht. Der 

 mikroskopische Apparat wird in angemessener Entfernung vom Fenster (etwa 

 2 Meter) aufgestellt. Das Glas des Fensters erhält 2 Marken in Form von 

 Horizontallinien, deren Al)stand 1 Meter l^eträgt, und deren unterste im Niveau 

 der Linse sich befindet. Wird nun mit blossem Auge — dies geniigt — die 

 Coincidenz der Bilder jener Linien, welche auf dem (»läse der Wiege und der 

 Unterlage entstehen, beobachtet, so hat man die der Horizontalität ent- 

 sprechende Einstellung der Miki-ometerschraube abzulesen. Zur Vermeidung 

 dojipelter Bilder empHehlt es sich, die Ijeiden Gläser aul' der Rückseite zu 

 schwärzen. Durch entsprechenden Niederdruck der Nadel erhält man dann 

 die Drehung der Linse so weit, bis das Bild der unteren Horizontallinie vom 

 oberen (ilase mit dem Bilde der ol)eren Linie von der Unterlage zusammen- 

 fällt und hiei-mit den doppelten Drehungswinkel a, dei' der Bedingung: 



tg a = ^- 

 b 



coi-iespondiit, wenn mit a der Abstand der beiden Horizontalliiiien, mit b die 



