x vn 



Entfernung des Apparates vom Fenster bezeichnet werden. Die zu dieser 

 Einstellung gemachte Ablesung der Mikrometerschraube vermindert um die erst 

 gewonnene ergiebt die Grösse 1, mittelst welcher aus der Relation: 



2vn.±- = 1 

 360" 



der Krümmungsradius der Linse r zu berechnen ist. Das horizontale Mikro- 

 skop hat zur scharfen Einstellung auf die Stelle, wo beide Mal die Linsen- 

 kugeloberfläche die Glasuntorlage berührt, ein Fadenkreuz. Da jedoch die 

 Berührungsstelle der Kugel nicht scharf zu beobachten angeht, ist es besser, 

 das horizontale Mikroskop durch das Trieb des grossen zu erhöhen, um in 

 einer durch den horizontalen Faden gebildeten grösseren Sehne die Einstellungen 

 der jedesmaligen Segmentspitze zu erhalten, deren Unterschied den congruenten 

 Betrag 1 liefert. Die Beleuchtung wird durch einen am Mikroskop befestigten 

 Planspiegel besorgt, welcher das Licht vom Fenster aus durch den zwischen 

 Linse und Unterlage gebildeten Hohlraum wirft. Obgleich die Beleuchtungs- 

 grenze der Linse je nacii Reflexion entfernter Gegenstände beliebig dunkel oder 

 in feinen dunkeln Bogen und zwar nicht gerade immer im äussersten grössten 

 Kreise gemacht werden kann, so hat man — und dies erhöht den Werth der 

 Methode — einen Fehler für das Resultat, aus der Wahl der getroffenen Be- 

 leuchtungsart hervorgerufen, doch nicht zu befürchten, weil jener in der zweiten 

 Einstellung derselbe ist, sobald die Stellung des Spiegels inzwischen unge- 

 ändert bleibt. Besonders achten muss man darauf, dass die Nadel das obere 

 Glas der Linsenwiege ohne Hin- und Herschwanken niederfühi-t, was man da- 

 durch controliren kann, dass der Faden eines am Fenster aufgehängten Lothes 

 während der Drehung der Linse immer präcise im zu beobachtenden Doppel- 

 l)ilde zusammenfällt. Dui-ch mehrfache Wiederholungen der Drehung vom 

 Horizont zum Niedergang und zurück vom Niedergang zum Horizont übersieht 

 man erst, ob die Linse wirklich nur gerollt wird und nicht Glcitung hinzu- 

 tritt. Es würden die Mikrometer-Ablesungen sich bald ändern, wenn ein Gleiten 

 statthätte. Der Schieberapparat muss ganz gleichmässig funktioniren, und die 

 Schraube darf ])esonders beim Umwenden des Drehungssinnes kein Ecken ver- 

 ursachen. Nicht immer wird das Rollen unfehlbar vor sich gehen, und es ist 

 daher auch nicht gleichgültig, welche Angriffsstelle man der eine bestimmte 

 Cycloide berührenden Glasschicht zuweist. Hat man diese Stelle näher der 

 Mitte zu gewählt, so wird die Nadel die Linse zurückdrängen, nach jeder 

 Wiodeiholung dei- Schraubenmanipulation immer weniger, bis nach einigen 

 Versuchen die Angriffsstelle sich von selbst regulirt, und der Vorgang stationär 

 bleibt. 



Des Vortragenden Strel)en ging darauf hin, den Werth des Krümmungs- 

 radius einer speziellen Linse, die zur Demonstration des zuletzt von ihm be- 

 schriebenen Ophthalmometers ausgewählt und nach verschiedenen katoptrischen 

 Methoden unteisucht war. festzustellen. Der Werth (3.77 Millini. dürfte wohl 



2 



