xvni 



der wahrscheinlichste sein. Zur Verdeutlichung der Abwälzungsmethode führt 

 er folgendes Beispiel auf: 



M M W $ lil 



■X» V "^ ^ V 



0« 4.3" 6« 77.0p 0*^ 3.41' 6« 76.2'' 0'^ 3.2i' ß'^ 75.5" 0« 3.5" 6^^ 76.3" 



7.2 76.5 5.0 77.0 4.0 74.0 2.5 74.0 



7.5 77.0 2.0 76.2 3.5 76.0 1.2 73.5 



7.4 77.4 2.5 77.3 2.7 74.3 2.0 73.4 



7.6 75.3 1.4 79.8 3.4 72.2 0.4 73. 



MittelT? SLl 6.8 76.6 2.9 77.3 3.4 74.4 1.9 74.0 

 Es sind 5 Einstellungen des Schraubenmikrometers gemacht worden, für 

 die Horizontalstelluiig und für den Niederdruck, dieser durch I bezeichnet, und 

 zwar in fünffacher Wiederholung des Experimentes. Als letzte Mittelwerthe 

 resultiren : 



I 



0^ 3.9" 6^ 76.7" 

 Die Zehntel der in 100" (Theile) getheilten Trommel des Schrauben- 

 mikrometers wurden geschätzt, und da aus anderer Untersuchung: 



100" = 0.2245"^"^ (Millimeter = mm) 

 hervorgeht, so ist die Grösse der Abwickelung: 



672.8" = 1 = 1.5104 '»°i 

 Der Apparat hatte die Entfernung b = 2092 Millimeter vom Fenster, 

 die Distanz der Horizontalstriche betrug a = 1000 Millimeter, daher ist: 



a = 250 32'.4, 

 und durch Einsatz dieser Grössen in die Formel: 



_ ]_ 360« 

 '" ~ /r ' «« 

 r = 6.777 '"•" 

 IL Zur leichteren Ausführung der zweiten Methode hatte H. K. eine Ein- 

 richtung zu der mikroinetrischen Verschiebung des Tisches beigefügt, die das 

 Object durch eine Schraube auch im senkrechten Sinne dazu (in der Tischebene) 

 bewegen lässt. P]ine Messung mittelst dieser Schraube ist nicht nothwendig; es 

 genügt, ein Glasmikrometer in Form von Parallellinien, die in bekanntem Abstände 

 gezogen sind, dem Ocular beizufügen. Die Parallellinien werden parallel zur 

 Mikrometerscliraube gestellt. Das Mikroskop ist ausserdem mit einen Faden- 

 kreuz versehen, und wird in gewöhnlicher verticaler Aufstellung angewendet. 

 Die Al)stände der Parallollinien können, wenn man das Ocular um 90" dreht, 

 durch Gebrauch der Mikrometerschraube gewonnen werden. Die Auflageplatte 

 des Objecttisches erhält wie dieser einen centralen Ausschnitt, damit durch 

 den üblichen Beleuchtungsspiegel die Lichtstrahlen das Object treffen können. 

 Dicht neben dem Ausschnitt ist auf der Auflagoplatte eine kleine verticale 

 Wand angebracht, welche um eine horizontale Axc an zwei Angeln vorstellenden 

 Schraubenspitzen durch eine Schiaube sich verstellen lässt und ausserdem ein 

 ]-und gedrehtes Loch hat, in dorn ein cylindrisches Röhrchen verschoben und 



