xxn 



rechter liage versehenes Glas wurde in unmittelbarer Nähe zur Linse auf der 

 Auflageplatte in gleicher Höhe wie das Profil der Linse befestigt. Wenn nun 

 beim Drehen der «Schraube irgend eine Linie des Ocularmikrometers in derselben 

 Stellung zum Controll-Intervall bleibt, so ist keine Correction anzubringen, 

 anderenfalls sind die nach Zehntel zu schätzenden Abweichungen zu berück- 

 sichtigen, und dem Beispiel beigefügt. Für die in fünffacher Wiederholung 

 geraachten Einstellungen ist mit der Spitze der längsten Sehne der Anfang 

 gemacht worden, dann kommen die anderen an die Reihe, bis ein in der 

 Gegend des Scheitels auftretende senkrechte Marke des Hilfsapparates erreicht 

 ist; nun wird die Schraube wieder ganz zurückgedreht, die Linsenplatte auf 

 den Objecttisch mit der Fland soweit geschoben, bis dieselbe senkrechte Marke 

 zur Ausgangsstelle gelangt; alsdann werden die Spitzen der Sehnen der anderen 

 Seite allmählich bis zur längsten eingestellt. Li der Tafel stehen sicli also 

 die Ablesungen für die Sehnen-Enden oder Spitzen symmetrisch gegenüber, 

 durch den Strich geschieden und diesem zunächst die Einstellungen der Marko, 

 dann kommen die Zahlen für die kleinste Sehne u. s. w. 



links 

 558.2P 

 765.2 

 932.3 

 1067.0 

 1187.8 



rechts 

 505.1P 

 721.5 

 884.1 

 1023.6 

 11.37.4 



53.1P 

 43.7 



48.2 

 43.4 



.531. 6P 

 743.3 

 908.2 

 1045.3 



50.4 1162.6 



1242.4 Mitt.47.8 1266.3 279.55 6.753 



(1 



46.61" 



9.3.14 



139.63 



186.16 



232.77 



6.857""" 



6.763 



6.787 



6.797 



6.779 



Die linke Seite der Messungen ist um eine zu kurz gekommen, da die 

 Linse in Folge ihrer nicht genau symmetrischen Befestigung nicht weiter reichte. 

 Zur Ermittelung der Correctionen wird bemerkt, dass das Intervall des Hülfs- 

 apparates, an welchem die Schätzungen vorgenommen wurden, 12.5" beträgt. 

 Wenn nun auf der linken Seite der Tabelle die normale Stellung bei der 

 Marke 0.70 geschätzt wurde, so beti'ägt beispielsweise für die äusserste Ein- 

 stellung, wofür 0.30 angegeben ist (0.30-0.70) 12.5" = — 5.00'' die Aende- 

 rung des Scheitelabstandes. Da der Sinn der Bewegung der Schraube, um 

 von der Marke zu den äussersten Sehnenenden zu kommen, auf der rechten 

 Seite der entgegengesetzte von dem auf der linken ist, so muss das Zeichen 



