+ 24.60 + 0.20 + 24.63 + 0.23 
59 + 0.20 .61 + 0.22 
.60 + 0.23 59 + 0.22 
58 + 0.27 255 + 0.24 
IB + 0.27 | .50 + 0.20 
> 53 + 0.27 ömt + 0.19 
Medeltal —- 0.24 + 0.03 Medeltal + 0.22 + 0.01 
De öfriga instrumentens tillstånd å stationerna fram- 
går af följande anteckningar: 
Wiborg. Vindflaggan ej 1 skick, emedan stången för 
ungefär ett år sedan kullblåst och ny ännu ej blifvit upp- 
stäld. En ytterst provisionel vindflagga begagnades. Denna 
bristfällighet skulle med det första afhjälpas. 
Vindstyrkan, öfver hvars altför höga uppskattning kla- 
gomål anförts, bestämdes vid de tillfällen undertecknad var 
närvarande, riktigt. 
Tammerfors. Vindflaggan kunde ej här kontrolleras till 
följd af mulen väderlek. Den syntes dock ega en missvis- 
ning på ungefär ett sträck; var därjämte 1 hög grad okäns- 
lig. Densamma komparerades af observatorn under den 
ljusa tiden af dagen med en annan närbelägen och som 
det syntes tillförlitlig vidfana. 
Anemometern — denna är å alla stationer af Hage- 
manns konstruktion — hade undergått nödig reparation och 
befans i godt stånd. 
Vasa. Vindflaggan kontrollerades vid solens passage 
genom meridianen. Dess fel befans utgöra följande: N ett 
halft sträck för mycket at E. 
Anemometern i oskick. Visade för lågt och kunde ej, 
ehuru mycken möda nedlades på felets afhjälpande, rättas. 
Vid uppskattningen faststäldes dess fel till 1 å 2 enligt Beau- 
forts skala. 
Uleåborg. Vindflaggan föregående dag rättad, var nu 
riktig. Dess fel hade belöpt sig till följande: N ett halft 
sträck för mycket åt E. 
13 
