203 
upprest hög stång, möjliggör anteckning af vindriktningen 
direkte i åtta (8) och efter uppskattning i sexton (16) streck, 
samt af vindstyrkan från 0—38 enligt Beauforts skala (O— 20 
m. p. sek.) Den blef år 1881 af Dir. N. K. Nordenskiöld 
ånyo orienterad i nordlinien. 
Observatorn anmodades att utbyta beteckningen NO, 
som hittills hade användts i journalen, mot NE. 
Tvänne nederbördsmätare (finska) af samma slag, som 
de å Central-Anstalten i Helsingfors använda, jämte trästativ 
lämnades af mig till stationen, hvilken hittills varit i afsak- 
nad däraf. Nederbördsmätningarna kunna likväl ej vidtaga 
förrän nya mätglas blifvit graderade och till stationen öfver- 
sända. 
Å stationenfinnas slutligen ett exemplar af Dr. H. Wilds 
1875 utgifna ,, Instruction fär meteorologische Stationen" 
samt en tabell för barometerståndets reducering till 09 €., 
hvilken dock under tidens lopp blifvit illa medfaren och bör 
ersättas med en ny. 
Barometern !) synes ej hafva blifvit observerad med 
tillräcklig noggrannhet. Farmaceuten Herr Kronqvist upp- 
gaf nämligen att han och Provisor Haggrén (för tillfället 
brotrest) ej antecknat barometerståndet noggrannare än i 
halfva mm; jag förklarade därför för observatorn huru tion- 
dedelarna skola afläsas. 
Barometerns höjd öfver hafsytan (Finska Vikens) är 
uti ,,Observations météorologiques publiées par la Société 
des Sciences en Finlande, Année 1873" angifven till 36 m. 
= 123.24 fot); den nu å Meteorologiska Central-Anstalten 
använda korrektionen för barometerståndets reduktion till 
hafvets nivå ==— 3.0 mm. 
Rörande termometrarna bör nämnas att 1 och 3 äro 
fästade altför nära vid ett af apotekslokalens åt NE vettande 
fönster och sakna hvarje skydd mot regn och snö. Af dessa 
1) Prof. Lemström säger (1. ce.) den vara betecknad N:o 4, men 
då jag ej kunde finna någon nummer (finnes troligen på baksidan af 
barom.), inristade jag på densamma ett S. 
Nederbördsmår- 
tare. 
Instruktioner 0. 
tabeller. 
Särskilda an- 
märkningar. 
