212 
Komparationen med W-—F. 129 gaf följande: 
Differenser: 
C. Åderman — W-—F. 129. 
— 0.11 
— 0.09 
=009 
Medeldiff. — 0.10 ++ 0.010, 
hvaraf således fås: 
C. Åderman (Bogskär) = Normal S:t Petersburg — 0.34 mm. 
Barometern är stadigt fästad vid den inre baksidan af 
ett träskåp, som är fastgjordt vid tornets järnvägg. Dess 
ställning är på grund af tornets koniskt afsmalnande form 
ej fullt vertikal, men under den korta stund vi voro på 
stället blef det mig ej möjligt att ändra densamma. 
Termometern. Kvicksilfvertermometern hänger på den balkong, som 
på tornets yttersida löper kring lanterninen, men träffas ej 
åtminstone direkt af strålar från lyktan. Dess höjd öfver 
klippan är 82 engl. fot (omkr. 26 m.), öfver hafsytan 94 engl. 
fot (omkr. 28.7 m.) 
Korrektionen vid 0— punkten = = 0.00. 
så KIT Ne = + 0.10. 
ÖN ;, 124910 =— 0.15. 
Cdaer tor deman Regnmätare finnes, men kan svårligen användas, då 
taren. 
någon för vågstänket och sjön tillräckligt skyddad plats ej 
finnes. Uppe på balkongen, dit stänket dock äfven ofta når, 
skulle den något undanskymma lanterninen. | 
Vindfaman. Vindriktningen observeras med en flöjel af flaggduk, 
hvaremot uppskattningen af vidstyrkan efter sjöns utseende 
här är försvårad, emedan vågen går hög ännu länge efter 
starkare blåst. 
Vattenhöjdsmät- Vattenhöjdsmätningar kunna här själffallet ej göras, 
Mngar. > åtminstone ej med enklare apparater. I vattenhöjdskolum- 
nen hade observatorn likväl inskrifvit siffror, hvarför jag 
föranleddes att efterfråga deras betydelse och erfor då, att 
observatorn i tanke att med vattenhöjden menades »stänk- 
höjden« gjort iakttagelser öfver denna senare. 
