213 
Af det, som ofvan anförts rörande inspektionens resul- 
tat, anser jag det framgå, att: 
1:o medlen och sättet för bestämmande af vindens riktning 
och styrka å de flesta nu besökta landsortsstationer 
äro såväl otidsenliga som otillförlitliga. 
2:0 flere af observatörerna ej varit fullt förtrogna med sättet 
för barometerns observerande, samt 
3:0 de meteorologiska iakttagelserna ej öfveralt göras enligt 
samma plan; så t. ex. hafva några observatörer för bestäm- 
mande af molnformerna afbildningar af molntyperna, medan 
andra åter endast anteckna klart, halfklart eller mulet. 
För större öfversiktlighets skull sammanför jag här 
nedan de af mig under resan erhållna korrektionerna för de 
särskilda barometrarna, hänförda till S:t Petersburgs mnor- 
malbarometer (NB S:t P:burg), uti en tabell. 
Tiden för kompa- Orten och barometerns  Reduktion till 
ration: namn: NB SvaRbg: 
1889, Augusti 14 Sordavala, Wetzer S. + 0:21 mm. 
5 Ås 15 Wärtsilä, Fuess N:o 117  —0.31 ,, 
J NN 20 Sulkava, Casella N:o 1242 — 0.42 ,, 
2” 2 31 . np . 
, September a | Helsingfors, Girgensohn — 0.27 
> 59 10 »  Wild-Fuess. N:o 129 + 0.24 ,, 
I 12 Helsingfors, Casella 1155 — 0.15 
M is 15 Hangö fyr, Wetzer N:o 6 +0.06 ,, 
od pj 16 Utö fyr, Wetzer N:o 2 220.940", 
ds n 17 Bogskärs fyr, C. Aderman + 0.34 ,, 
BRETT 
